CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 395 



défaut d'homogénéité du til (I) la coiiicité du tambour (II) ainsi 

 qu'un désaxage de l'arbre du curseur par rapport à l'arbre 

 du tambour (III) peuvent produire des erreurs. Or les 

 opérations que nous venons d'indiquer ont été faites avec 

 l'appareil tout monté (voir fig. 4), les erreurs provenant des ira- 

 perfections de la construction rentrent donc dans le bloc des cor- 

 rections trouvées. En examinant la fig. 7 qui les rend à l'échelle, 

 on voit tout de suite qu'il est impossible de discerner la partie 

 provenant des causes d'erreurs II et III. Elle est donc négli- 

 geable comparée à celle provenant de la cause I. 



Les mesures ont été faites de 0,01 degré en 0,01 degré. Nous 

 ne reproduisons dans le tableau suivant que toutes les dixièmes 

 mesures. 



Tableau I. 



Tableau des corrections 



dP = chute de tension entre A el C ; 

 T. cale. = températures calculées à partir de z/P ; 

 T. mesur. = » mesurées à l'échelle. 



Le petit tableau ci-après donne le détail d'un intervalle 

 mesuré de 0,01 en 0.01 degrés. Nous avons choisi pour le repro- 

 duire ici l'intervalle le plus irrégulier. Les mesures ont été 



