396 CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO -MAGNETIQUES 



Tableau II. — Tableau des corrections pour l'intervalle le plus irréguliet 

 entre deu.r valeurs du grand tableau 



faites deux fois avec des potentiomètres différents. Avant la 

 mesure, le fil avait été nettoyé avec un chition légèrement 

 imbibé de pétrole. Par ce moyen on améliore le contact et faci- 

 lite les lectures ; ce nettoyage a été répété chaque fois que les 

 lectures devenaient moins faciles. 



\ .^-s 1 2 3 



-OOOIO 



-0.0005 



o.oooo 



^,0005 



0.Q010 



Fig. 7. — Diagramme des correctious provenant de la variation 

 de résistance du ûl curseur. 



Abscisses : Longueur du fil on division de l'échelle. 

 Ordonnées : Correction à apporter. 



b) Corrections provenant du fait que la variation de la résis- 

 tance du thermomètre n'est pas 2n'opo)iionneUe au déplacement 

 du curseur, même pour un fil iM7'fait. 



Nous rappellerons ici que les mesures faites sur le pla- 

 tine (^) montrent qu'au degré de précision de nos mesures la 



') Par exemple Dewar et Fleming, Phil. Mag., 1893; (5), 36, 271 

 Cappuis et Harker, 1898; Ilolborn et Henning, 1911. 



