398 CALORIMÊTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 



dante de l'usure de ce dernier et en outre de permettre 

 d'employer un ftl de lecture de diamètre convenable. Nous 

 avons fait remarquer à propos des fig. 2 et 3 que les dis- 

 positions shématiques de notre appareil entraîneraient une 

 correction. En effet, les divisions de l'échelle de lecture 

 sont proportionnelles au mouvement du curseur. Elle sup- 

 pose la droite au lieu de la courbe FK, fig. 2. Nous nous propo- 

 sons de calculer cette correction. Les équations suivantes per- 

 mettent d'obtenir la valeur de la résistance du thermomètre T 



pour les positions du curseur ; 1 ,5 ; 3 (soit pour Z = ; ^ L ; L). 

 Si nous faisons ce calcul successivement pour 



R3 = 100i2 ; R3 = 101^3 ; R3 = 102Q , 



ce qui correspond aux positions des fiches auxilaires 



,-1 = 0; r, = 5 ; r, = 10 



et Vz = ; rg = ; r, = , 



nous obtenons, si : 



T = résistance du thermomètre, 



Q = » shunt, 



M = » fil curseur : 



1 1 I 1 _ 1 



"T~ Tvr 



X Q ' M 0,275 ' 



R^ , E,2 1 f^3 5 ^1 ' ^2 = l'ésistances dont les valeurs ont été contrô- 

 lées chacune séparément pour 



R3 = 100 ; R3 = 101 ; R3 = 102 



et pour 



1= G 



T, = R3 ^— f^ = 99,45303 ; 100,44756 ; 101.44209 ; 

 K2 -j- X 



'-I- 



R,+f 



R3 •— ^ = 100.00000; 101,00000; 102,00000; 



A. 



2 



l -= L 



•2 — ■"'3 Y 

 R2 + ^ 



