4y2 !''• (-'zapkk: 



erzeugen. Auch die von TRAUlil-; eingelührte stalagmometiische 

 Methode, welche die Zahl der Trojifen aus einem abgemessenen 

 Flüssigkeitsvolniu bestimmt, erwies sich bei einem Teile der zu 

 untersuchenden Stoffe nicht als empfehlenswert. Hingegen erzielte 

 ich gute llesultate mit einem kleinen Apparat, welcher von mir 

 nach dem Prinzipe des Durchpressens von Luftblasen durch die 

 zu untersuchende Flüssigkeit konstruiert wurde, und diesen Druck 

 mit Hilfe eines Wassermanometers mißt. Die Methode läßt natürlich 

 nur relative Messungen zu, und man hat sich einer Vergleichs- 

 substanz zu bedienen, als welche wegen der hohen Oberflächen- 

 tension vor allem das Wasser in Betracht kommt, das leider den 

 großen Nachteil hat, schon durch minimale Beimengungen unlös- 

 licher Fette eine bedeutende Erniedrigung seiner Oberflächen- 

 spannung zu erfahren. 



Mein „Capillar-Manometer" besteht aus einem etwa 30 cm 

 langen Manonietei-rohr, welches in seiner Biegung mit einem Glas- 

 hahn zum Ablassen des Wassers versehen ist. Der kürzere Schenkel 

 ist mit einer zweiten U-förmigen Biegung vorsehen, deren abwärts 

 gerichteter Schenkel an seinem Ende in die Capillare ausläuft. Die 

 Gapillare selbst ist nur 2 mm lang, von einem Durchmesser von 

 etwa 1 mm, so daß sie einem Überdrucke von etwas über 5U mm 

 Wasser das Gleichgewicht hält. Die Mündung dieser Capillare 

 wird in die zu untersuchende Flüssigkeit eingetaucht, wobei die 

 Tiefe des Capillarenendes unter dem äußeren Niveau mit Hilfe einer 

 Lupe genau eingestellt werden muß. Die Tiefe selbst ist gleich- 

 gültig. Ich wählte 2 min und hatte die grobe Einstellung dadurch 

 sehr erleichtert, daß au dem Gläschen, das zur Aufnahme der 

 Flüssigkeit dient, eine Millimeterteilung angebracht war, bis zu 

 deren Nullpunkt die Flüssigkeit eingefüllt wurde. Die Niveau- 

 differenz im Wassermauometer wird an einer Porzellanskala in 

 ^Millimetern oder halljen Millimetern abgelesen. Zweckmäßig läßt 

 man das Wasser bis zur Erzielung des Überdruckes aus einem 

 feinen Glashahn in dem gewünschten Tempo automatisch zufließen 

 und bestimmt den Moment, in welchem die Luftblase aus der 

 Capillare austritt. Bei den verwendeten Dimensionen des Apparates 

 ist die Genauigkeit der Bestimmung 1 pCt. Daß man die Tempe- 

 ratur genau zu berücksichtigen hat, ist selbstverständlich, und es 

 ist in nächster Nähe des Gefäßes mit der zu untersuchenden 

 Flüssigkeit ein Thermometer anzubringen. Peinlichstes Reinhalten 

 der Capillare ist, wie bei allen Capillaritätsvcrsuchen eine unerläß- 

 liche Vorbedingung, und man nimmt die Reinigung des Apparates 

 am besten mit heißem Chrom-Schwefelsäuregeraisch vor, welches 



