Der Qiiarzspektrograph und einige damit vorgenommene Untersuchungen. 77 



mittlerweile fortgesetzt wordeo. An dieser Stelle soll nun sowohl über 

 den Apparat und die Methode, wie über die mit derselben erzielten 

 Ergebnisse kurz berichtet werden. Die Untersuchungen erstreckten 

 sich über gegen 60 Farbstoffe, doch will ich hier nur diejenigen aus- 

 wählen, die Interesse für den Botaniker besitzen. 



Bei den Studien wurde ich von Herrn Dr. 0. BUSS in dankens- 

 werthester Weise unterstützt. 



1. 



Bekanntlich absorbirt das Glas das Ultraviolet in beträchtlichem 

 Masse, und ist es daher nicht möglich, auch bei Anwendung der Photo- 

 graphie nicht, Bilder zu erhalten, die viel über N FRAUNHOFER (2 = 

 0,358 ,«) hinausgehen. Mit dem Auge ist das Sonnen-Spectrum sogar 

 nur bis H {k = 0,897 /i) sichtbar. Um nun Absorptionen im Violet 

 und Ultraviolet zu beobachten kann man sich entweder der Reflexions- 

 gitter bedienen, oder für Prismen und Linsen Materialien anwenden, 

 die für Ultraviolet durchlässig sind, als da sind Bergkrystall (der 

 „Quarz" der Spektralanalytiker), Flussspath, Kalkspath. Endlich kann 

 man auch, wenn es sich darum handelt, weit in's Ultraviolet hinein 

 zu gelangen, die Absorptionen der Luft dadurch ausschliessen, dass 

 man im evacuirten Räume arbeitet. Dies that z. B. SCHUMANN, dessen 

 Funkenspektren bis A = 0,100^t und weiter reichen*). 



Mit Gittern zu arbeiten ist misslich. Ganz abgesehen davon, dass 

 es sehr schwierig ist, gute Gitter auf sphärischen Concavspiegeln mit 

 kleiner Brennweite (Concavgitter) zu erhalten, besitzen dieselben noch 

 den Uebelstand, dass sie, da viel Licht verloren geht — das Spektrum 

 entsteht ja durch Interferenz der gebeugten Strahlen — lichtschwache, 

 noch dazu zum Theil über einander greifende Spektren hoher Dispersion 

 liefern. Bei Spiegeln mit grosser Brennweite ist der Lichtverlust ein 

 noch grösserer. 



Man hat daher in neuerer Zeit auf STOKES' Vorschlag ziemlich 



der Wissenschaften 1890, 1893 und 1894 (der von den beiden Forschem benutzte 

 Spektrograph ist beschrieben in: Beiträge zur Spektralanalyse, Denkschriften der 

 Wiener Akademie 1893, LX, S. 2 des [mir gütigst übersandten] Separatabdruckes). 

 Auf V. Schumann's schöne Arbeiten komme ich unten zurück. Sehr instructiv ist 

 der kleine Aufsatz desselben über den Quarzspektrographen in Eder's Jahrbuch der 

 Photographie, 1889, S. 225. 



1) V. Schumann in Leipzig verdanken wir die wichtigsten neueren Arbeiten 

 über das ülti'aviolet. Vergi. u. a. „Ueber die Photographie der Lichtstrahlen kleinster 

 Wellenlängen" I und IL Sitzungsber. der Wiener Akademie 1893, April und Juni. 

 „Ueber ein neues Verfahren zur Herstellung ultraviolet- empfindlicher Platten," 

 ebenda 1893, October. „Zur Photograpiiie der Lichtstrahlen kleinster Wellenlängen," 

 ebenda Februar 1895. Der ebenfalls sehr ^^ichtigen Arbeiten von Eder undVALENTA 

 ist bereits oben gedacht. 



