Der Quarzspektrograph und einige damit vorgenommene Untersuchungen. 79 



verschiedenem Neigungswinkel machten und die Schielstellung wählten, 

 bei der die FRAUNHOFER'schen Linsen am schärfsten erschienen. Auch 

 die Längen von Cameraauszug und CoUimator sind von uns empirisch 

 bestimmt worden. Die geringe Dispersion des Quarzes bezw. ßerg- 

 kristalls ist für die Zwecke der Aufnahme von Absorptionsspektren 

 eher ein Vortheil als ein Nachtheil. Denn bei starker Dispersion er- 

 scheinen die Absorptionsbänder oft so undeutlich und verwaschen, dass 

 mau nur schwer ihre Grenze bestimmen kann (vergl. u. a. weiter unten). 

 Unsere Fhotogramme massen von D FRAUNHOFER bis U = 170 mm. 

 Das ist eher schon eine zu grosse Dispersion. Die Orte der Bänder 

 wurden in der Weise bestimmt, dass gleichzeitig ein Sonnenspektrum 

 mit auf die gleiche Platte aufgenommen wurde. Die Orte wurden 

 dann nach den FRAUNHOFER'schen Linien bestimmt. Auf eine Scala 

 habe ich verzichtet. Alle Aufnahmen geschahen bei Sonnenlicht, was 

 bei dem ausnahmsweise hellen Sommer 1895 leicht durchzuführen war. 



Bei dem grossen, von uns für Spektrophotographie umgeänderten 

 Spektralapparat meines Institutes, den die Societe genevoise pour la 

 coustruction des Instruments de physique (zum Theil nach meinen An- 

 gaben) gebaut hat, ist Fernrohr und CoUimator drehbar und können 

 dieselben durch eine automatische Vorrichtung in jeden beliebigen 

 Winkel zu einander gestellt werden, während das Prisma im Minimum 

 der Ablenkung bleibt. Vor dem Spalt ist eine dreithürige Platte an- 

 gebracht, die es erlaubt, drei Spektren über einander auf eine Platte auf- 

 zunehmen, indem man einen Verschluss nach dem andern öffnet. Die 

 Collimatorlinse ist ein unverkittetes Douplet aus rechts- und links- 

 drehendem Quarz. An Stelle des Fernrohres wurde in die Hülse des 

 30 cm langen Verstosses eine Quarzlinse eingesetzt. Der ganze Apparat 

 wurde in eine dichte mit schwarzem Glanzleder bezogene Holzhülle 

 lichtdicht eingeschlossen. Dadurch wurde es möglich auch im unver- 

 dunkelten Laboratorium zu arbeiten. Die merkwürdig bizarre Form 

 der Camera (Taf. VI, Fig. 1) ist nur dadurch bedingt, dass ich, um 

 die ohnehin schon grossen Kosten nicht noch weiter zu erhöhen, eine 

 ältere photographische Camera für unsere Zwecke umbauen musste. 

 Um bequem zu allen Theilen des in der Hülse eingeschlossenen Appa- 

 rates gelangen zu können, war in der Umhüllung eine kleine lichtdicht 

 verschliessbare Thür angebracht (vergl. Fig. 1). 



Für die Einstellung in's Minimum der Ablenkung wurden die 

 Linien am Ende des Sonnenspektrums T und U gewählt, welche ja die 

 äusserste Grenze bezeichnen, bis zu welcher wir photographiren wollten. 

 U liegt bei X ^ 0,295 /t. Wir bedienten uns dabei nicht des Funken- 

 spektrums, sondern ermittelten die Lage empirisch und durch Rechnung, 

 sowie durch photographische Serienaufnahmen. Diese Einstellung des 

 Apparates (besonders die Bestimmung der Tubuslänge, der Schief- 

 stellung etc.) ist eine mühsame und zeitraubende Arbeit, bei der mir 



