250 K.Schumann: Das Gonioskop, Apparat zurBestimmuug clerDivergenzwinkel. 



an einem Eisenstabe auf und ab geschoben weiden kann, das apicale 

 Ende des Zweiges fasst. 



Die wesentlichste Forderung, welche bei der Messung gestellt 

 werden muss, ist die richtige Centrirung des Körpers; die Seele der 

 zu untersuchenden Axe muss mit dem centralen .Fixpunkte ^), also dem 

 Scheitel des Divergenzwinkels, zusammenfallen. Die Centrirung wird 

 durch eine doppelte Bewegung der Hülse besorgt: Die Hülse befindet 

 sich auf einer excentrischen Scheibe, deren Drehpunkt auf einer Messing- 

 platte liegt, die ihrerseits in einem Schlitze verschiebbar ist. Ich er- 

 halte hierdurch zwei Bewegungen, eine von vorn nach hinten und eine 

 von rechts nach links gehende, bin also im Stande, innerhalb einer 

 gewissen Amplitude alle Punkte in der Ebene zu besetzen. Der wahre 

 Mittelpunkt für ein bestimmtes Querschnittsareal wird nun dadurch 

 gefunden, dass an einer prismatischen Stahlstange ein auf und ab be- 

 weglicher Zeiger nach dem zu untersuchenden Gegenstand gerichtet 

 wird. Ich habe jetzt der Hülse nur die Stellung zu geben, dass die 

 Zeigerspitze, bei einer Drehung des Objects um sich selbst, von allen 

 Punkten der Peripherie gleich weit entfernt ist. Durch eine immer 

 grössere Annäherung des Zeigers an die Oberfläche, die soweit gehen 

 kann, dass er fast schleift, bin ich im Stande, einen ziemlich hohen 

 Grad von Genauigkeit in der Centrirung zu gewinnen. 



Ich habe nun nur noch die Punkte mit Tusche zu bezeichnen, 

 welche als äussere Fixpunkte dienen sollen, also die Stellen zu mar- 

 kiren, welche in jeder Blattinsertion gleich gelegen als Indicatoren für 

 die Divergenzwinkel dienen müssen. Ich stelle sodann auf den einen 

 derselben den Zeiger ein und lese die Zahl, welcher der 0-Punkt auf 

 der beweglichen Scheibe gegenübersteht, ab. Hierauf drehe ich das 

 zu beobachtende Object so weit um die Achse, bis der Zeiger den 

 zweiten Punkt berührt. Nachdem die Zahl notirt worden ist, bei der 

 sich jetzt der 0-Punkt befindet, wird durch Subtraction der Richtungs- 

 unterschied bestimmt. 



Die zu untersuchenden Gegenstände können bis zu einer Grenze 

 von 8 cm jeden beliebigen Durchmesser haben, sie müssen unter Um- 

 ständen nur so behandelt werden, dass sie in die Hülse passen. Ich 

 vermag desshalb auch die Divergenzen an Blattrosetten zu messen, die 

 mittelst einer Nadel auf Korkstückchen befestigt werden, worauf der 

 Kork in die Hülse eingeklemmt wird. Die Genauigkeit der Messungen 

 kann mit Leichtigkeit bis auf Zehnteltheile eines Grades gebracht 

 werden, aus meinen Erfahrungen dürfte man sich aber mit einer solchen 

 bis zu 1 Grade in den meisten Fällen genügen lassen. 



Wie erwähnt, ist der Apparat von Herrn RUD. SCHADE, Char- 

 lottenburg, Bismarckstrasse 82 1, construirt worden und von ihm in 

 jeder beliebigen Grösse und in jeder Art der Ausführung zu beziehen. 



1) K. Schumann 1. c. 



