236 BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS 



tiempo, por lo general, con el reloj de ])recisión Leroy, sirviéndome 

 iilgnnas pocas veces un reloj común, marca Waltliam, de interme- 

 diario o contador. Annque se menciona en esta publicación sólo el 

 cronómetro d(^- bolsillo Leroy, voy a dejar constancia de que, durante 

 todo el viaje, ha estado funcionando, además, el reloj de i)recisión 

 Vaclieron que se comparaba con Leroy varias veces cada día. 



Los elementos del magnetismo terrestre se lian observado con mi 

 teodolito magnético C. Bamberg 2597, que la fábrica me había dc- 

 \'uelto como si fuese nuevo. 



La declinación se determinaba con una de las agujas suspendidas 

 de una o varias hebras de seda en las dos posiciones : cara marcada 

 arriba o visil)le y marca abajo <> invisible, pero las observaciones 

 están reducidas a las indicaciones de la aguja doble, pesada, que me 

 lia servido de normal en todas mis campañas magnéticas. Con este 

 (tbjeto se han hecho dos comparaciones diarias de esas agujas, cuyo 

 número se multiplicaba, cuando la rotura del hilo suspensorio daba 

 lugar a modificaciones de la torsión. 



La inclinación se ha observado con las agujas I y II del instru- 

 mento que se convierte en inclinatorio o brújula de inclinación sin 

 mayor dificultad. En cada una de las ocho posiciones usuales de la 

 aguja se ha observado cuatro veces, leyéndose las indicaciones de 

 las dos puntas : contadas son las ocasiones que, apremiado por el 

 tiempo, he tenido que contentarme con tres repeticiones. En conse- 

 cuencia, cada valor de la inclinación es el promedio de treinta y dos 

 observaciones o sesenta y cuatro lecturas tomadas en el esi)acio de 

 treinta o cuarenta minutos. 



Para la determinación de la componente hoiizontal de la inten- 

 sidad del magnetismo terrestre he efectuado, por lo general, obser- 

 vaciones « relativas », es decir, suponiendo conocido el momento mag- 

 nético de la aguja se ha determinado el ángulo de deflexión 9, obser- 

 vando en cuatro distintas posiciones la desviación de una aguja corta 

 y liviana colgada de un hilo de seda, bajo la influencia de una aguja 

 (n° II) colocada a 200 metros a la derecha e izquierda del meridiano. 

 La corrección por desigualdad de los ángulos está aplicada al valor 

 de o. 



Sin embargo, hay también 15 observaciones de la oscilación de la 

 aguja inductora (n" II), p]l valor T (duración de una oscilación) es 



