K. KoLKWiTZ: Das Flanktonsieb aus Metall un<l seine Anwendung. 511 



67. R. Koikwitz: Das Planktonsieb aus Metail und seine 



Anwendung. 



(Mit drei Abbildungen im Text.) 

 (Eingegangen am 17. Oktober 1911.) 



Die vorliegende Arbeit schließt sich an meine Veröffentlichung 

 über „Biologie der Talsperren"') an, vor allem an die Ausfüh- 

 rungen über Filtration von Plankton durch Seide Nr. 20, 25 und 27 

 {= 25 T II), sowie durch feine Metallgewebe Nr. 250. Speziell 

 über derartige Metallgewebe und ihre Verwendbarkeit sollen die 

 folgenden Zeilen nähere Mitteilungen bringen. 



1. Metallgewebe aus Kupfer. 



Im Jahre 1910 ist es der Technik gelungen, das bisher feinste 

 Gewebe aus Metallfäden unter Verwendung von Phosphorbronze 

 herzustellen. Solche Bronze besteht aus 90 Teilen Kupfer, 9 

 Teilen Zinn und 0,5 Teilen Phosphor, in der Hauptmasse also aus 

 Kupfer. Dieses Gewebe führt im Handel die Bezeichnung Phos- 

 phorbronze Nr. 260. Die Nummer bezieht sich auf die Zahl der 

 Maschen pro Zoll (1 Zoll = 26,25 mmj. 



Ein derartiges Metalltuch besitzt das Aussehen rotgelben 

 Seidenstoffes und ist von sehr zarter Struktur, sodaß man bei 

 günstiger Beleuchtung Druckschrift, welche hinter dieses Gewebe 

 gelegt wird, leicht lesen kann. Die einzelnen Fäden sind etwas dünner 

 als mittelstarkes Frauenhaar; ihr Durchmesser beträgt rund 40 |U. Die 

 lichten Maschen des Gewebes zeigen eine Seitenlänge von 60 — 70 ,a 

 (= ca ^/,3 mm) und sind deshalb mit den Offnungen von Seidengaze 

 Nr. 20 der Planktonnetze vergleichbar, wie aus Fig. l ersehen werden 

 kann, welche diese beiden Gewebe bei 60 facher Vergrößerung darstellt 

 Die Zahl der Offnungen ist beim Metalltuch, bezogen auf die 

 gleiche Flächeneinheit, wesentlich größer als bei Seidenstoff, da 

 dessen Maschenseiten nicht aus Fäden, sondern aus Fadenbüscheln 

 gebildet werden. Die Zalil der Maschen beträgt bei Phosphor- 

 bronze Nr. 260 etwa 10 000 pro Quadratzentimeter. Für die Prüfung 

 des Metallgewebes auf Fehlerfreiheit genügen schon schwach ver- 

 größernde Lupen. 



1) Mitteil. a. d.Kgl. Prüf. Anst. f. Wasservers. u. Abvvässerbes. 1911, H. 16, 

 S. 268— 411. 



