Ein verbesserter, neuer Wiesnersclier Insolator usw. 393 



A. Der Schlüssel, der durch Linksdrehen die Einstellung 



des Papiers besorgt und durch Rechtsdrehen bei Einfüllen 



neuer Spulen herausgenommen wird. 



BB. Die obere Platte, die fest und lichtdicht am Kästchen 



sitzt und die beim Einsetzen neuer Spulen abgehoben wird. 



C. Die Spule 1, an der das lichtempfindliche Papier auf- 

 gewickelt ist. 



D. Die Spule 2, auf die das belichtete Papier durch Links- 

 drehen des Schlüssels aufgewickelt wird. 



E. Ein kleiner Reiber, mit welchem die dünne Metall- 

 platte, unter der die entsprechenden Skalentöne links 

 und rechts vom BUNSEISi-EDER-Papier eingelegt werden, 

 befestigt ist. 



F. Die gelbe Glasscheibe, die in einem Geleise frei sich 

 bewegen kann. 



Der Insolator wird in folgender Weise benützt. Man hält 

 den Insolator in der linken Hand horizontal und zwar so, daß das 

 gelbe Glas auf den Skalentönen ruht. In der rechten Hand hält 

 man den Chronometer (Sekundenuhr) und im Momente der Ex- 

 position wird zu gleicher Zeit die Uhr im Gang gesetzt und der 

 Insolator schief gestellt, so daß das gelbe Glas von den Skalen- 

 tönen herabgleitet und sie freiläßt. Im nächsten Momente kann 

 man den Insolator wieder horizontal stellen, wobei sich das gelbe 

 Glas nicht bewegt. Im Moment der Erreichung eines bestimmten 

 Skalentones wird der Insolator wieder schief gestellt, das gelbe 

 Glas gleitet zurück und bedeckt die Töne. Zu gleicher Zeit wird 

 die Uhr gestoppt, und man liest die Anzahl der Sekunden ab, aus 

 welcher man die Intensität des Lichtes in BUNSEN-ßOSCOE-Ein- 

 heiten in bekannter Weise ') berechnen kann. 



Die Handhabung des iipparates ist also sehr einfach und die 

 Ausstattung ist eine vollkommen dem Zwecke entsprechende, da 

 dieser einerseits lichtdicht und andererseits handlich ist. 



Der neue Insolator entspricht alo den im Anfang gestellten 

 Anforderungen und bietet uns folgende Vorteile: 



1. Der Insolator gestattet ca. 400 Bestimmungen ohne Unter- 

 brechung. Dieser Vorteil wird manchem, der z. B. die Licht- 

 messungen auf hohen Bergen, oder im breiten Flachland ohne 

 eine Verdunkelungsvorrichtung in der Nähe ausführen will, sehr 

 willkommen sein. Auch für tägliche, fortlaufende Licht- 

 bestimmungen ist die Einführung des Rollenpapiers sehr geeignet. 



1) Wiesner, J., Lichtgenuß I. c. S. 10—33. 



