458 -A- Dengler: 



pumpe, wie sie für Fahrräder gebraucht wird, in Verbindung ge- 

 setzt. Zur Erzeugung einer stets annähernd gleichen Drucks wird 

 ■die Führungsstange des Kolbens mit Marken versehen und bis zu 

 einer bestimmten Marke hineingeschoben. Je nach dem Zu- 

 stand des Spaltöffnugsapparates erfolgt nun bei Kom- 

 pression ein größerer oder geringerer Austritt von Luft- 

 blasen an den spaltöffnungsführenden Nadelflächen, den 

 man beim Untertauchen in einer flachen Schale mit 

 Wasser bequem mit dem Auge oder der Lupe verfolgen 

 kann. Vorher äußerlich anhaftende Luftblasen werden mit einem 

 kurzen Borstenpinsel abgestreift. Es bedarf nur der Festsetzung 

 einer entsprechenden Skala, in welche die einzelnen 

 Stufen der Blasenbedeckung einzuschätzen sind. Das 

 letztere bringt natürlich eine gewisse Unsicherheit und Subjektivität 

 hinein, die aber bei einer weiteren Verfeinerung der Methode bis 

 zu einem gewissen Grade vermieden wird. 



Man kann nämlich das Bleirohr mit den eingekitteten Nadeln 

 statt mit einer Druckpumpe auch mit einem Quecksilber- 

 manometer verbinden, dessen Schenkel durch einen dick- 

 wandigen Gummischlauch verbunden und gegeneinander 

 verschiebbar sind. Dadurch kann man in dem einen Schenkel 

 -einen Überdruck von beliebiger Größe erzeugen und dessen 

 Ausgleich auf dem Wege durch die Spaltöffnungen zeit- 

 lich messen, wodurch ein zahlenmäßig erfaßbares Maß 

 für die Durchlässigkeit der Spaltöffnungen und damit 

 auch für ihre Offnungsweite gegeben ist. Die einfache Zu- 

 sammenstellung eines solchen Apparates möge die beigefügte Skizze 

 veranschaulichen. Der unten verlängert zu denkende Gummi- 

 schlauch S ist etwas über 50 cm lang, das nach oben zu ver- 

 längernde, verschiebbare Lineal M gerade 50 cm lang, so daß ein 

 Überdruck von dieser Höhe erzeugt und gemessen werden kann. 

 Unbedingt notwendig ist es, daß das Bleirohr mit den eingekitteten 

 Nadeln auch hier unter Wasser getaucht wird. Neben der Be- 

 obachtung der Größe der aufsteigenden Luftbläschen, ihrer Ver- 

 teilung über die Nadeloberfläche u. a. ist dadurch auch die Kon- 

 trolle darüber gegeben, daß nirgends eine Undichtigkeit an den 

 Kittstellen vorhanden ist. Ich habe erst wenige Versuche mit 

 diesem Apparat machen können, so daß ich Ergebnisse hier vor- 

 läufig noch nicht mitteilen kann. Besonders brauchbar scheint 

 er bei Nadeln mit an sich weiteren Spaltöffnungen und bei weiten 

 Offnungszuständen zu sein. Jedenfalls ist seine Anwendung aber 

 umständlicher, und die Einzelbeobachtung dauert länger als bei 



