390 ^I- TSWETT: 



Untersuchung- exaktere Resultate liefert als die spektroskopische. 

 Diese in der Theorie wohl plausible Annahme ist aber in der Wirk- 

 lichkeit nicht unbedingt zutreffend, und es ist vielleicht nicht über- 

 flüssig hier anzudeuten, welches Gewicht auf die spektrophoto- 

 metrischen Daten zu legen ist und inwieweit dieselben zu weiterer 

 Verwendung — der alleinige Berechtigungsgrund aller wissenschaft- 

 lichen Ermittelungen — tauglich sind. Es ist gewiss, dass die 

 spektroskopische Untersuchung uns nur über die Lage von Ab- 

 sorptionsbändern in exakter Weise unterrichten kann. Die relative 

 Intensität derselben kann nur dann richtig beurteilt werden, 

 wenn naheliegende Spektralbezirke verglichen werden, zwischen 

 welchen keine grossen LichtintensitätsdifFerenzen (im einfallenden 

 Lichte) herrschen und für welche der Schwellenwert der Licht- 

 empfindung (EbeRT) nnhezu ein gleicher ist. Sonst kann eine 

 schwächere Absorption in einem schwachleuchtenden Spektralbezirk 

 einer stärkeren Lichtauslöschung im helleren Bezirke überlegen 

 erscheinen. Es ist nie zu vergessen, dass „bei allen Beobachtungen 

 mit dem Auge die Retina des Beobachters als inteo'rierendei- Be- 

 standteil in den analysierenden Apparat eingeht" (EBERT 140). 



Die spektrophotometrische Untersuchung ihrerseits hat den 

 schweren Nachteil, dass sie für gewöhnlich in weit unreineren 

 Spektren geschieht als die spektroskopische. Die Absorptionen 

 müssen desweo'en mehr oder weniger verschwommen und herab- 

 gesetzt erscheinen. Es kann dies dazu führen, dass enge und 

 schwache Absorptionsbänder, welche im scharfen (mit engerem 

 Spalte hergestellten) Spektrum wohl auftreten, bei der spektro- 

 photometrischen Bestimmung — wenn nicht mit homogenem Licht aus- 

 geführt — vermisst werden. In diesem Falle ist also die spektro- 

 skopische Untersuchung die exaktere. — AVas die Absorptions- 

 koeffizienten betrifft, so sind sie — wenn nicht im homogenen 

 Lichte bestimmt — ausser dem von dem Auge des Beobachters 

 abhängigen Fehler, noch mit dem konstanten folgenden behaftet, 

 über dessen mögliche Grösse folgende Betrachtung belehren mag. 



Es sei für die spektrophotometrische Untersuchung eine Licht- 

 quelle benutzt, welche Strahlen von den Wellenlängen n, n-|-l, 

 n -|- 2, mit gleicher Intensität aussendet. Die" Kollimator- 

 spalte des Apparates (mit Normalspektrum) besitze eine solche 

 Weite, dass das Licht einer bestimmten Wellenlänge sich auf das 

 Intervall von sechs Teilstrichen der Wellenlängeskala ausbreitet (es 

 ist das normale Verhältnis bei dem von mir in folgendem benutzten 

 Apparate). Die Strahlen von der Gattung n -J-- 6 werden sich dann 

 auf das Intervall n -f- -^ his n -f" " der Skala, die Stralilen n -f- ^ ^uf 

 das Intervall n -l- 4 bis n 4- 10 usw verteilen. Man kann sich für 

 jeden Spektralbezirk des Apparates die Zusanmiensetzung der dahin 



