— 82 — 



grisoumètre (1) ; j'en ferai à nouveau , mais très brièvement , la description. Deux 

 conducteurs métalliques traversent un large bouchon de caoutchouc et sont réu- 

 nis à la partie supérieure par une anse de platine. On coiffe cette anse de platine 

 par une cloche graduée d'un volume quelconque renfermant le mélange gazeux 

 combustible; un système très simple , de deux vis de fixation et de serrage, permet 

 d'appliquer très fortement le bord inférieur de la cloche sur le bouchon qui lui 

 sert d'assise. Ceci fait, on fait passer au moyen des conducteurs un courant élec- 

 trique dans le fil de platine de manière à le porter au rouge blanc. Deux cas peu- 

 vent se présenter : ou bien il y a explosion, la combustion complète est faite d'un 

 coup. (2) , et alors il ne reste plus, pour terminer l'analyse, qu'à lire la réduction 

 de volume; ou bien il n'y a pas d'explosion et il suffit de faire fonctionner l'ap- 

 pareil en grisoumètre; à cet effet, on porte le fil au rouge blanc d'une façon inter- 

 mittente, pour assurer le brassage des gaz, 5o, 100, aoo ou Itoo fois suivant le 

 volume de la cloche : on assure ainsi la combustion complète. 



Toutes ces manipulations se font sur l'eau. On pouvait craindre que le chlorure 

 d'éthyle légèrement soluble dans l'eau ne puisse être analysé de cette manière; il 

 n'en est rien, à la condition de prendre les quelques précautions suivantes : 

 i° Le gaz , chlorure d'éthyle, sera toujours dilué dans des quantités notables 

 d'oxygène : on diminue ainsi sa tension partielle et d'autant sa solubilité; 2° La 

 préparation des mélanges gazeux, leur mesure, l'agitation avec les réactifs ou 

 toute autre manipulation seront toujours faites sur le mercure, et c'est seulement 

 au moment de l'analyse eudiométrique que l'on passera sur la cuve à eau pour 

 faire les nouvelles mesures et manipulations nécessaires. 



Or ces dernières opérations ne demandent qu'une fraction de minute et les gaz 

 ne sont pas agités avec l'eau. Ainsi ces précautions très simples : dilution du chlorure 

 d'éthyle dans l'oxygène d'une part, manipulation rapide sur l'eau sans agitation 

 des gaz d'autre part, réduisent à des quantités négligeables les pertes par solu- 

 bilité. Les expériences de contrôle dont je vais maintenant donner les résultats le 

 prouvent jusqu'à l'évidence. 



Expériences de contrôle. — On prépare d'abord des mélanges gazeux 

 d'oxygène et de quantités mesurées de chlorure d'éthyle , on fait ensuite 

 exploser dans l'eudiomètre; la réaction suivante a lieu : 



C s H 6 Ct + 0« = aH 2 + HC1 + aCO 5 . 



a vol. 6 vol. 



Elle montre que les produits de la réaction étant condensés (H s O), dis- 

 sous (HCI) ou absorbés par la potasse (C0 S ), il y a huit volumes (-î +■ 6) 

 qui disparaissent, pour deux volumes de chlorure d'éthyle. Le quart de la 

 réduction de volume (après explosion et absorption par la potasse) repré- 



(1) Les dessins représentant cet appareil figurent dans le travail mentionné 

 précédemment (voir note î). 



t5 ' En général, mais pas toujours, comme M. Gréhant l'a d'ailleurs déjà si- 

 gnalé; pour être sûr de la combustion complète, je fais toujours, même après 

 l'explosion, fonctionner l'appareil en grisoumètre. 



