— 303 — 



du même gaz, mais porte à la température inconnue. On ramène les franges 

 à leur position initiale en diminuant la pression dans le tube froid; et de 

 cette diminution de pression on conclut, par un calcul facile, la variation 

 de densité, et par suite la température du gaz. 



Pour séparer fortement les rayons interférenls de manière qu'ils [mis- 

 sent traverser des milieux portés à des températures très différentes, j'ai 

 eu recours à un dispositif optique nouveau fondé sur l'emploi combiné des 

 miroirs de Jamin et des parallélépipèdes de Fresnel. 



Pour éliminer les régions de transition à température variable que pré- 

 sente l'appareil entre la portion centrale chaude et les extrémités froides, 

 on fait deux mesures successives avec des tubes de longueurs centrales 

 différentes. 



Lne première série d'expériences a été faite à des températures tixes 

 comprises entre o et 200 degrés pour vérifier la rigueur de la méthode. 

 J'ai utilisé, à cet effet, les températures d'ébullition de l'alcool (7 8° 26), 

 de l'eau (100 degrés) et de l'aniline (i84° 23). 



Dans une seconde série, cjui a été poussée jusqu'aux points les plus 

 hauts que l'on ait mesurés exactement avec le thermomètre à air, j'ai ob- 

 tenu des températures élevées et uniformes en chauffant un tube de porce- 

 laine par l'intermédiaire d'un courant électrique qui fait rougir une spi- 

 rale de platine. On réalise ainsi un four qui ne dégage pas de gaz , ne 

 produit pas de rayonnement intense, qui peut s'installer dan- n'importe 

 quelle pièce d'un laboratoire. Ce four permet d'obtenir à volonté n'im- 

 porte quelle température donnée, de la retrouver sans tâtonnements, de 

 la maintenir constante presque indéfiniment, de l'augmenter ou de la di- 

 minuer à volonté. En un mot, il introduit dans la production de- tempé- 

 ratures toute la précision des mesures électriques. 



Au moyen de cet appareil, j'ai déterminé les points de fusion de l'argent 

 et de l'or, qui sont les points classiques utilisés pour la graduation des 

 pvromètres. J'ai trouvé 962 degrés pour la fusion de l'argent et i,o64 

 degrés pour la fusion de l'or. E. Becquerel avait trouvé, en i8G3, 960 

 degrés pour le premier de ces métaux et 1,092 degrés pour le second, et 

 M. Violle, en 1879, gô/i et 1,0 h 5 degrés. 



J'ai également entrepris une série de mesures sur les points d'ébullition 

 du sélénium, du cadmium et du zinc. Dans ce cas, on se sert comme in- 

 termédiaire d'un couple thermo- électrique, dont on place une des sou- 

 dures dans la vapeur du métal bouillant, et l'autre dans le tube de porce- 

 laine de l'appareil interférentiel. On élève la température de ce dernier 

 jusqu'à ce qu'il ne passe aucun courant dans le couple, et on fait alors les 

 mesures. Ces points d'ébullition sont plus difficiles à prendre que les points 

 de fusion , car la chaleur spécifique des métaux en vapeur n'étant pas très 

 forte, les variations accidentelles de température des parois des vases exer- 

 cent, par suite du rayonnement, des perturbations fâcheuses sur la soudure 



