302 SOCIÉTÉ IMPÉIUALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATIOjN. 



grés, on les colore avec un peu de minium délayé dans l'huile, 

 et on place derrière l'instrument une feuille de papier blanc. 

 Les thermomètres destinés aux observations dans les Antilles 

 pourront ne s'étendre que de— 5° à 4- 50 ; leur longueur, y 

 compris le réservoir, pourra n'être que de 20 à 25 centimètres: 

 ils seront donc très portatifs, et comme chaque degré aura une 

 étendue de plus de 3 millimètres, il sera facile d'apprécier 

 exactement le dixième de degré. 



Chaque thermomètre portera un numéro d'ordre, et ne sera 

 expédié d'Europe qu'après avoir subi une comparaison atten- 

 tive; une note contenant les résultats de cetle comparaison et 

 Xerreu7' instrumentale, devra toujours accompagner l'envoi. 

 Pour se débarrasser de la bulle d'air qui divise souvent la 

 colonne, il faut agiter vivement Finstrument dans le sens de la 

 longueur; la colonne finit par se réunir, et la plus grande masse 

 entraîne le reste. Si ce moyen ne suffit pas, on enferme le 

 thermomètre, sans le moindre ballottement, dans un tube de 

 bois ou de fer-blanc, et on le fait tourner rapidement en fronde, 

 après ravoir solidement attaché. 



Il est essentiel, pour avoir des observations complètes de la 

 température de l'air, de joindre aux indications du thermomètre 

 ordinaire celles du thermomètre à minima et à maxima. Le 

 meilleur des thermomètres à minima est celui de Rutherford. 

 Il se dérange difficilement, et n'a que les inconvénients com- 

 muns à tous les thermomètres à alcool. Le thermomètre à 

 maxima de Rutherford, au contraire, se dérange très souvent ; 

 mais on pourra suppléer en partie aux observations qui man- 

 queraient pendant son usage, par l'observation faite à une heure 

 de l'api ès-midi. 



Les observations du thermomètre, pour être irréprochables, 

 doivent se faire dans des conditions déterminées de position 

 auxquelles on ne saurait trop faire attention. L'instrument, 

 tout en étant entièrement exposé à l'air libre, doit être con- 

 stamment à l'ombre et en même temps à l'abri de toute chaleur 

 rayonnée ou réfléchie par un objet voisin. S'il est appuyé sur 

 une construction, il faut qu'il soit à une distance suffisante 

 (30 centimètres environ), pour n'en pas subir linfluence. Dans 



