I]NS1RLCTI0>'S MÉTÉOROLOGIQLES. 303 



les contrées situées au nord deTéquateur, le tliermomètre doit 

 être autant que possible exposé au nord : dans celles où il 

 y a des brises dominantes, il sera bon que Tinstrument soit 

 soumis à leur action. Remarquons que dans certaines saisons-, 

 aux Antilles (comme dans toutes les contrées qui voient une 

 grande partie de Tannée le soleil à leur zénith ou près du 

 zénith), on éprouve de grandes difficultés à abriter suffisam- 

 ment le thermomètre -, on pourrait, pour obvier à cet incon- 

 vénient, emplover. concurremment avec le thermomètre fixe, 

 un petit thermomètre fronde que Ton fait tourner rapidement 

 avant d'en lire les indications. 



§ II. — Pression atmosphérique. 



Choix et vérification de r instrument . — Les baromètres 

 à siphon, construits d'après le système de Bunten, sont, par 

 leur légèreté, la facilité de leur transport, des instruments 

 précieux pour le voyageur ; mais le seul baromètre à recom- 

 mander pour les observations sédentaires, est le baromètre à 

 cuvette et à niveau constant de Fortin. Il est indispensable que 

 le baromètre, avant son expédition, ait été comparé avec le 

 plus grand soin à un baromètre étalon ; la note de ces compa- 

 raisons, qui donne Terreur instrumentale, doit être remise à 

 l'observateur. 



L'emplacement à choisir pour le baromètre doit être tel que 

 Tinstrument ne soit pas frappé par les rayons solaires, ou 

 influencé par de forts courants d'air. Avant défaire Tobserva- 

 tion, on aura soin de donner sur sa monture quelques légers 

 coups, pour écarter le retard résultant de Tinertie du liquide 

 intérieur. A chaque observation, il faut noter la température 

 indiquée par le tliermomètre annexé au baromètre, ce qui 

 fournit l'élément d'une correction indispensable. Une circon- 

 stance essentielle à noter, est la hauteur exacte au-dessus du 

 niveau de la mer, de la cuvette du baromètre. 



§ III. — Etat hygrométrique de lair. 



L'instrument (jue Ton doit préférer, en raison de sa plus facile, 

 observation, est le psychromètre d'August. Cet appareil est 



