108 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ VAUDOISE DES SCIENCES NATURELLES 



D'ordinaire, il n'est guère aisé, dans la coupe-mince d'une roche, 

 de trouver une section du minéral étudié qui convienne parfaitement 

 pour l'examen en lumière convergente. La bulle de verre étant 

 fixée immédiatement en-dessus de la plaque, on pourra procéder 

 facilement à ces observations, en glissant sous la bulle les sections 

 qu'on choisira dans le champ A. 



FlG. 1. 



Voici comment se présente le dispositif que j'ai construit dans le 

 but d'apphquer avec le plus de profit la bulle de verre (fig. 2). 



Un petit billot de bois (A) est fixé à la platine (B) du microscope 

 au moyen de la vis P (adaptable dans les microscopes Leitz à une 

 petite douille destinée à l'apphcation éventuelle du repéreur), ou 

 de tout autre manière selon le modèle du microscope. A la base 

 supérieure du billot A est fixée une plaque d'acier ou de fer dur (E) 

 recourbée (R), de telle sorte que la partie S de cette plaque se trouve 

 être verticale. Par-dessus celle-ci est placée une autre plaque (F) 

 plus épaisse et qui, ensemble avec la plaque E, est fixée par la vis G 

 au billot A. Le billot est percé d'un trou horizontal, mais obhque 

 par rapport aux faces côtières. Dans ce canal passe un fil d'acier (I) 

 recourbé à l'un des bouts (N) et formant ainsi une sorte de griffe. 

 Il passe sous la partie S de la plaque E. A son extrémité K est fixé 

 un petit morceau de cire à modeler et c'est dans cette cire que peut 

 être introduite la petite tige en verre L, supportant la bulle de 

 verre M. 



Nous pouvons percevoir trois mouvements : 1° la rotation du 

 billot (A) autour de la vis P ; 2° le déplacement horizontal du fil I 



