110 BULLKTLN DE LA SOCIKTÉ VALIJOISK DKS SCIK.NCES NATURELLES 



précieux pour leur détermiuation. Cepeudant, lorsqu'on a affaire 

 à la poussière d'un minéral, il faut s'attendre à des recherches 

 longues et fastidieuses. 



En serrant ou en relâchant la vis H, on place la bulle de verre 

 à une auteur suffisante pour laisser passer sous elle les particules 

 de la poussière. On examine dans le champ A (voir fig. 1) toute la 

 masse de la poussière ; on fait le triage des esquilles et enfin on 

 amène les esquilles choisies sous la bulle pour les étudier en lumière 

 convergente (champ auxiliaire B). 



^ ^ ^ 



Dans la seconde partie de ma communication, je veux attirer 

 l'attention des naturalistes sur les moyens de transformer le micros- 

 cope des biologistes en celui des pétrographes. 



Dans ma démonstration, je pars des données suivantes : 



1° Les microscopes de construction simple — ceux des biolo- 

 gistes — sont incomparablement plus répandus que ceux — plus 

 compliqués et plus chers — des pétrographes ; 2° les objectifs pour 

 la lumière convergente sont très coûteux ; 3° l'examen des minéraux 

 sous le microscope dans le but de leur détermination devient, de 

 plus en plus le moyen universellement prUitjué par les naturalistes ; 

 4° dans l'euFeignement (secondaire"», la démonstration des phéno- 

 mènes de la polarisation et de l'interférence dans les minéraux est 

 des plus instructives. 



Les microscopes des biologistes possédant une platine stable, on 

 y applique une planchette avec une découpure circulaire au centre, 

 dans laquelle peut se mouvoir une rondelle en bois avec — elle aussi 

 — une découpure circulaire, correspondant au trou dans la platine 

 du microscope. On fixe sur la rondelle le dispositif qui supporte la 

 petite bulle de verre. Une autre bulle de verre (plus grande) doit être 

 fixée à l'aide de la cire à modeler dans l'ouverture circulaire de la 

 rondelle, immédiatement sous le porte-objet et, autant que possible, 

 centrée, c'est-à-dire coïncidant exactement avec l'axe du micros- 

 cope. Bien entendu, l'axe du microscope doit passer, de même, par 

 le centre de la bulle, par-dessus la coupe-mince. C'est ainsi qu'on 

 obtiendra la lumière convergente. L'appareil polarisant, à l'exemple 

 de celui des anciens conoscopes, peut être formé de deux plaques de 

 verre. Comme analyseur, on emploiera un nicol auxiUaire qu'on 

 placera sur l'oculaire. L'analyseur auxiliaire coûte à présent de 

 60 cà 80 fr. 



