100 MÉTÉOROLOGIE ET ['HVSIQUE DU GLOBE 



échantillon de gaz et dans un appareil unique, d'où ie gaz, une fois intro- 

 duit, ne sort plus. 



L'oxygène est reconnu et mesuré sur la cuve à mercure, au moyen 

 d'une solution de pyrogallate de potasse, soit sur le gaz brut, soit sur le 

 résidu obtenu après ébmination de l'anhydride carbonique. 



L'appareil, tout en verre coudé, qui nous a servi pour ces délicates 

 expériences est basé sur le même principe que ceux utilisés pour nos 

 recherches antérieures (*). Il comprend essentiellement une trompe à 

 mercure à une chute dont l'extrémité intérieure peut s'engager sous une 

 cloche barométrique à robinet. Entre la cloche et la trompe, on dispose 

 les tubes à réactifs destinés à éliminer, par formation d'un composé solide 

 non volatil, un ou plusieurs des composants du gaz traité. L'ensemble de 

 l'appareil constitue un circuit fermé permettant de réaliser une circulation 

 continue du gaz sur les réactifs, jusqu'à absorption intégrale des compo- 

 sants à éliminer. 



Nous avons réuni sur le même appareil plusieurs circuits destinés : 



i° A la dessication du gaz, .par l'anhydride phosphorique ; 



2" A Télimination de l'anhydride carbonique, par la potasse solide; 



3" A l'élimination des gaz hydrocarbonés, par combustion sur l'oxyde 

 de cuivre et absorption de l'anhydride carbonique et de la vapeur d'eau 

 formés par le potasse solide et l'anhydride phosphorique; 



4° A l'élimination de l'azote, par fixation sur le calcium métallique 

 chauffé au rouge ; 



5° Au fractionnement des gaz rares, au moyen de charbon de noix de 

 coco refroidi. 



Le volume du gaz est mesuré avant et après l'élimination de chacun 

 des composants. 



Après l'élimination chimique successive des gaz ordinaires de l'échan- 

 tillon de gaz naturel de 200 centimètres cubes environ d'où nous partions 

 généralement, il n'est fréquemment resté qu'un résidu de gaz rares s'éle- 

 vant à quelques dizaines de millimètres cubes, ou même, à quelques 

 millimètres cubes. Nous avons pu cependant mesurer ces faibles volumes, 

 grâce à un dispositif très simple, imaginé par M. Lepape, et qui comprend 

 une jauge de Mac Leod dont le tube manométrique porte une trompe à 

 mercure (**j. 



Après leur mesure et la vérification spectrale de leur pureté, les gaz 

 rares sont traités par 0^'',! de charbon de noix de coco refroidi dans 

 l'oxygène liquide ( — 184°). 



Dans ces conditions, l'argon, le krypton et le xénon (gaz lourds) sont 

 intégralement absorbés et il ne reste, à l'état gazeux, que l'hélium et les 

 traces de néon qui l'accompagnent (gaz légers). En réchaulfant ensuite 



(*) Loc. cit. 



(**) Nous avons été très intelligemment aidés dans ces laborieuses et délicates expé- 

 riences par M. M. Geslin, que nous remercions ici bien cordialement. 



