PREVEL AMNEAU-GLISSIÈRE POUR APPAREILS DE PROTHÈSE 679 



Discussion : M. G. Villain rappelle que pendant sa mission aux États-Unis il 

 a cherché à montrer aux dentistes américains les travaux de leurs confrères 

 fran(;ais en prothèse maxillo-faciale, notamment ceux de M. Pont. Le succès de 

 cette méthode a été considérahle ; il tient à le dire publiquement, bien qu'il soit 

 incompétent en la matière. 



Le Président tient à remercier M. Pont de ses recherches sur la restauration 

 maxillo-faciale. Chacun connaît les résultats obtenus par le Centre maxillo- 

 facialde Lyon, qui figurent au musée du Val-de-Gràce. Ce procédé est réellement 

 merveilleux. Avant d'être dans le service de M. Pont, il a été dans celui d'un 

 grand chirurgien de Paris, qui ne connaissait pas celte méthode et en employait 

 une autre, beaucoup moins parfaite. 



M. G. Villain fait observer que l'École lyonnaise a eu pour maitre Cl. Martin; 

 il faut se féliciter qu'elle ait encore à sa tête un successeur aussi distingué que 

 M. Pont. (Applaudissemenis.) 



M. GoDON dit que son collègue Pailliotin lui fait remarquer que c'est une 

 extension du fantôme qui a tant de succès dans l'enseignement de VÉcolc den- 

 taire de Paris. 



M. PllEVEL, 



Paris. 



ANNEAU -GLISSIÈRE SUR COURONNE POUR MAINTENIR DANS LEUR AXE 

 LES APPAREILS DE PROTHÈSE A PETITE ET GRANDE SURFACE 



617.6 

 26' Juillel. 



Le petit auxiliaire en prothèse que je vous présente et que j'utilise avec 

 succès depuis plusieurs années ne nécessitera pas une longue description. 



Je dois cependant à la vérité de dire que, malgré son apparence très 

 simple, il donne lieu dans certaines circonstances, à des dillicultés. La 

 technique que je vais vous soumettre assurera, je crois, aux opérateurs et 

 prothésistes toute facilité pour les prévenir. 



Pour donner plus de clarté à ma communication je décomposerai cha- 

 que fragment du système pour que le rôle de chacun en soit hien défini. 



La première des conditions qui doit présider à son application est le 

 choix qui s'impose d'un organe-base solide : grosse molaire de préférence 

 en raison des efforts, minimes, il est vrai, mais inévitables, qui se produi- 

 sent i)ar les entrées et sorties de l'appareil. 



1'' La couronne. — Elle n'a rien de particulier dans sa construction classique ; 

 c'est elle pourtant qui supporte, après la dent, le système de maintien. 



2" Le métal. — Il est inutile de parler de sa composition, sa force seule nous 

 intéresse. Celui que j'emploie est du plané or à 18 carats, n" 11 de nos libères. 



