692 ODONTOLOGIE 



thésie ainsi conduite et quel que soit le cas douloureux à traiter, le patient ne 

 subira aucune sensation pénible ou. même désagréable, ni avant, ni pendant, ni 



après. 



L'appareil que vous voyez ici, constitue la quintessence d'une série de 

 pièces diverses, où j'ai essayé d'utiliser tous les moyens frigorifiques 

 actuellement connus. L'air liquide, l'acide carbonique solide, l'oxygène 

 liquide, les procédés de réfrigération par l'ammoniaque, le chlorure 

 d'éthyle, ont été tour à tour essayés et utilisés sous des formes différentes. 



Tous offraient, pour la pratique journalière du cabinet des inconvénients 

 qui les ont fait successivement écarter. Les uns trop coûteux, les autres 

 trop fragiles, certains trop volumineux. 



Enfin, voici l'appareil, qui, mis au point depuis un an, m'a donné pra- 

 tiquement et cliniquement des résultats parfaits. 



.Je vous parlerai simplement aujourd'hui des résultats cliniques et pra- 

 tiques, me réservant de revenir devant vous présenter' un travail sur les 

 résultats de l'étude hisiologique des. tissus ayant subi l'action de mon froid 

 anesthésique. 



.Je vous rassurerai d'abord, au sujet des tissus mous en vous disant que 

 mon appareil étant destiné à faciliter la dentisterie opératoire, les gencives 

 ne sont jamais congelées, le jet frigorifique agissant uniquement sur les 

 tissus durs de la dent. 



Ceci posé, voyons le fonctionnement de rappareil. L'oxygène, sous pression 

 est légèrement dégagé par la manœuvre d'un volant. Le manomètre de compres- 

 sion doit indiquer le passage d'un faible courant gazeux. Celui-ci vient se 

 réchauffer au contact d'une cartouche électrique et sort, par un chalumeau de 

 projection, braqué sur la région à anesthésier. Celle-ci reçoit ainsi un souflle 

 léger d'O qui lui communique une température de 39° environ. Le réglage de 

 cette température se fait au tableau électrique que chaque praticien possède 

 dans son cabinet et qui varie naturellement avec les installations. On la met au 

 point une fois pour toutes en essayant le jet gazeux réchauffé sur un thermo- 

 mètre. Ainsi, pour le tableau électrique de Clarke;li\. manette de l'air chaud 

 doit être placée au point 12. 



La manœuvre de cette manette permet l'abaissement progressif, aussi lent 

 qu'on le désire. 



Il varie, selon le cas à traiter, ou le patient à soigner. Quand le jet d'O passe 

 à la température normale, on commence à lui communi{|uer son action frigori- 

 fique par la simple manœuvre du volant, ouvrant un courant de C02. 



Voici ce qui se passe : l'oxygène venant de la bouteille métallique vient se 

 dégager dans les parois du gazotherme, formant réservoir; il pénètre dans 

 l'appareil par un tube de cuivre qui s'enroule enun serpentin à mailles soudées 

 formant les parois d'un tube dans lequel vient se dégager de l'acide carbonique 

 liquide. L'appareil est combiné de telle sorte que le froid communiqué à l'oxy- 

 gène peut aller jusqu'à 90°. Nous avons donc là une source frigorifique intense, 

 mais nécessaire pour compenser la perle en frigories dans le trajet du gazo- 

 therme à la dent, tout en demeurant dans un état de puissance supérieure à 

 toutes les nécessités de notre procédé d'aneslhésie. Ceci assure la sécurité du 



