PHYSIQUE. 171 



aiïecteraienl pour lui les couleurs les plus variées. Nous ne 

 pouvons qu'annoncer britHement ici cet important résultat, 

 les détails nous manipiant encore complètement sur les pro- 

 cédés d'expérimentation employés par M. Magnus. 



E. S. 



A. Paalzow. Mesure de la force electromotrige, de la 



POLARISATION ET DE LA RÉSISTANCE DANS LES CIRCUITS GAL- 

 VANIQUES fermés, a l'aide DU PONT DE Wheatstone. {Pogy. 

 Annalcn, tome GXXXV, p. 326.) 



Le pont de Wheatstone a l'avantage d'être un procédé de 

 mesure très-exacte et de plus très-commode une fois qu'il 

 est bien installé pouV estimer la résistance et la force électro- 

 moti'ice dans les circuits ouverts. Je me suis donc proposé 

 d'appliquer aussi ces avantages à la mesure de la résistance 

 c/alraniquede circuits fermés. La solution de ce problème m'a 

 conduit en même temps à une méthode pour estimer la force 

 électromotrice dans ces mêmes circuits fermés. Il devient par 

 là possible, et ceci me paraît être d'une certaine importance, 

 d'établir l'existence et l'intensité de la polarisation d'un cir- 

 cuit donné. Il suffit, comme je vais le montrer, de faire une 

 série de trois expériences avec le pont de Wheatstone, pour 

 obtenir la force éleclromotrice de la pile d'abord dans le cas 

 d'un circuit ouvert, puis dans le cas d'un circuit fermé (par- 

 tant aussi l'intensité de la polarisation) enfin la résistance. 

 Le procédé est le suivant : 



Que l'on estime d'abord d'après du Bois-Reymond {Mé- 

 moires (le f Académie de Berlin, 1862, p. 707) la force élec- 

 tromotrice dans le cas du circuit ouvert. La fig. 1 montre la 

 disposition qu'il convient de donner à cet effet au pont de 

 Wheatstone. L'aiguille du galvanomètre est à 0, lorsque la 

 force électromotrice de la pile en F et en G, celle précisé- 

 ment qu'il s'agit de mesurer et que nous appellerons K, 



