FIIVSIQL'E. 173 



parce qu'il ne passe aucun courant par AEFG lorsque l'ai- 

 guille du galvanonièlre est à 0, et que, par conséquent, il 

 faut bien réellement assimiler ce circuit à un circuit ouvert. 

 Après cela il l'aut introduire entre les deux pôles de la pile 



K un fil métallique dont on connaisse la résistance ^(;, Xvoir 

 tig. 2), et ramener de nouveau Taiguille du galvanomètre au 

 0. Soit dans ce cas b le nombre des divisions comprises dans 

 la partie du pont (pii est commune aux deux circuits. 



Enlin il faut encore après cela introduire une nouvelle 

 résistance également connue u\ non plus entre les deux 

 points de départ F et G des deux fils allant au pont de 

 Wheatstone, mais entre le point F où se détache le fil qui se 

 rend au galvanomètre, et le pôle H de la pile (voir fig. 3). 

 1/on ramène ensuite de nouveau l'aiguille du galvanomètre 

 au 0. Nous désignerons par c le nombre des divisions com- 

 prises cette fois entre les points E et A. 



