92 TEMPÉRATURE DES COUCHES TERRESTRES 



donner des vingtièmes de degré. Le galvanomètre dont 

 on se sert doit garder parfaitement le zéro, sans quoi il 

 est impossible de compter sur l'exactitude des résultats. 

 Cette condition est remplie en soustrayant les deux ai- 

 guilles aimantées, dont l'une est extérieure et l'autre 

 dans l'intérieur de la petite caisse, au rayonnement ca- 

 lorifique des objets voisins, lequel agit plus efficacement 

 sur la première que sur la seconde. On y parvient en 

 enveloppant l'appareil avec un manchon de carton, re- 

 couvert intérieurement et extérieurement d'une feuille 

 d'élain et fermé par en haut avec un couvercle semblable 

 et que l'on ouvre à Tinslant de l'observation, en le re- 

 fermant immédiatement après. Il vaut mieux placer, au- 

 tant que possible, le galvanomètre ou le magnétomètre 

 dans une pièce qui n'est pas exposée à 'a radiation so- 

 laire et dans laquelle les changements de température 

 sont très-lents, afin que la température soit sensiblement 

 constante pendant un certain laps de temps. 



« Les changements de température modifiant l'élasticité 

 du fil de soie qui suspend le système astatique des deux 

 aiguilles aimantées, il en résulte que ce système ne garde 

 pas le zéro. Il faut toujours avoir l'attention de vérifier 

 le zéro avant et après l'observation, afin d'être bien cer- 

 tain qu'il n'a pas changé pendant le temps employé à la 

 faire. 



« il y a trois chosesà considérer quand il s'agit de trou- 

 ver la température de la terre à des profondeurs plus ou 

 moins grandes : 



« V Le puits foré destiné à recevoir le câble composé 

 de sept circuits mixtes, composés chacun d'un fil de fer 

 €l d'un fil de cuivre, l'un et l'autre suffisamment isolés 

 et destinés à donner les lempéiatures de 5 mètres en 5 



