98 TEMPÉRATURE DES COUCHES TERRESTRES 



ouvertures, dont l'une esldeslinée à rerovoir le bout rln 

 fil de cuivre, on de fer, d'un des couples dti cAble, et 

 r.'iutre exlrémilé dn fil de même mél;il n[t|i;iiteriniil 311 

 couple dont la soudure est placée dans ra[)pnreil réfrigé- 

 rant on l'appareil échauffant. I.e galvanomètre nu le ma- 

 gnétomèlre est introduit dans le circuit au moyen de fils 

 adjonctifs en cuivre et de pinces portatives recouvertes de 

 gutla-percha, pour éviter l'échaulïemenl de la main 

 quand on les touche. [>a -tattlette est scellée dans le mur 

 prés du réfrigérant; l'appareil réfrigérant ou échauffant 

 se compose d'un tube de verre de 0'",6 au moins de dia- 

 mètre, rempli à moitié de mercure et dans lequel on in- 

 troduit la soudure lilu'e et le thermomètre divisé en 

 dixièmes de degré. Ce tube plonge lui-même dans une 

 éprouvette remplie fl'éther. que l'on vapoi-ise en y in- 

 sul'llanl de l'air an moyen (riim^ sonlTlcrie (pianil il s'agit 

 de la rcfioidii', ou (pi'on le cliauffe lorsque l'on veut 

 élever la température de la soudure: la tcinpérniuie de 

 la main suffit dans la plupart des cas. Pour maintenir 

 longtemps le zéro, il faut que la colonne de mercure s'é- 

 lève dans l'éprouvette jusque vers le degré que l'on ob- 

 serve, et que l'éprouvette soit remplie d'éther jusqu'au 

 niveau du mercure. 



« .le dois indi(]uer les précautions à prendre, dans les 

 observations, poui' avoir des déterminaiions e.xactes. Le 

 principe général dn procédé est d'inlroduir^e, comme on 

 l'a déjà dit, dans un circnit com[)osé d'un fil de cuivr'e 

 et d'un (il de fer, ayant pai- conséquent deux soudures, 

 un galvanomètre gardant parfaitement le zéro, oir bien un 

 magnetométre, condition indispensable, car si, dans le 

 cours d'une observation, il venait à changer, la lenqié''a- 

 ture observée serait fau^se. Il firit en outre avoir l'at- 



