AU-DKSSOUS niT SOL. 09 



Ipntion (l'élovpr lo merciiro ;i mic Icrnpùralnrp ni diffô- 

 rnnt que (\c nn dogré environ el môme moins de celle 

 que l'on veut délcnniner, nfin que la déviation de l'ai- 

 gnilie aimanlée soit la plus faible possihle, condition né- 

 cessaire pour que l'aignille aimantée revienne à zéro. En 

 opérant ainsi, le fi! de soie éprouve une faible torsion, 

 et son élasticité est moins modifiée, f^'une des soudures 

 étant dans le lieu dont on veut avoir la température el 

 l'autre dans le tube rempii de mercure dont on élève ou 

 l'on ab.iisse la température selon qu'elle est plus basse 

 ou plus élevée que celle que l'on cherclie, on conçoit 

 que le thermomètre qui plonge dans le mercure, ne s*é- 

 chaufîant et ne refroidissant pas aussi vite que la soudure, 

 il est indispensable de maintenir pendant une minute en- 

 viron l'aiguille aimantée au zéro, pour que l'équilibre de 

 température [)uisse s'établir. On y parvient, comme je 

 l'ai dit plus haut, en opérant avec de grandes masses de 

 mercure el d'éther. pour qu'un refroidissement ou un 

 échauffement gradue! soit très-lent. Pendant réchauffe- 

 ment ou le refroidissement, il faut remuer continuelle- 

 ment avec un agitateur h; mercure pour établir l'équilibre 

 de température dans toutes les parties. 



oc Je dois signaler un moyen do contrôle direct quand on 

 suppose que deux couches terrestres, où il y a deux sou- 

 dures, ont la même température. On réunit les deux cir- 

 cuits correspondant à ces soudures en un seul, en diri- 

 geant les deux courants en sens inverse et y plaçant le 

 galvanomètre. Il faut, pour cela, mettre en communica- 

 tion les deux extrémités libres des fils de fer et mettre en 

 relation les deux extrémités libres des fils de cuivre avec 

 le galvanomètre. Les df^ux courants thermo-électriques, 

 étant dirigés en sens inverse, se détruisent s'ils sont 



