74 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 



sert à mettre le ballon de verre en communication avec un 

 second ballon, comnmniquant lui-même avec un réservoir 

 plein d'eau placé dix pieds au-dessus. Un manomètre donne 

 la pression dans l'intérieur de ce second ballon. Lorsqu'on 

 fait arriver de Teau du réservoir dans le second ballon, on 

 comprime Pair qui s'y trouve et cette pression se transmet 

 sur le ballon de caoutchouc. On fait passer ainsi une certaine 

 quantité du gaz à étudier le ballon de caoutchouc dans l'ap- 

 pareil de réchauffement et dans le calorimètre. La quantité 

 de gaz expulsée peut se mesurer exactement au moyen du 

 poids de l'eau introduite, en tenant compte pour cela de la 

 température et de la pression. 



L'appareil de réchaulTeraent consiste en un tube de 3 mè- 

 tres de long et 9 centimètres de diamètre, entièrement rem- 

 pli de tournure de cuivre et placé dans une caisse de plomb 

 pleine d'eau bouillante. Le réchaulfement du gaz est complet, 

 lorsque dix litres de gaz traversent l'appareil par minute. 



Le calorimètre se compose d'une série de tubes d'argent 

 de 43""° de hauteur, 9"""' de largeur, remplis de tournure 

 d'argent, et que le gaz traverse tous les uns après les autres. 

 Ces tubes d'argent, au nombre de trois, plongent dans un 

 vase cylindrique en cuivre argenté de 54°"" de hauteur, 44"" 

 de largeur, rempli d'eau. De l'élévation de température que 

 subit cette eau, étant connu l'équivalent en eau du vase et 

 des tubes, on peut déduire la quantité de chaleur abandon- 

 née par le gaz et sa chaleur spécill(iue. 



Pour éviter le rayonnement, on s'arrange de façon à ce 

 que la température de l'espace ambiant soit constante et égale 

 exactement à la moyenne entre la température initiale et la 

 température finale de l'eau du calorimèire. A cet efïet, l'ap- 

 pareil de refroidissement est enfermé dans une boîte de lai- 

 ton à double enveloppe, l'intervalle entre ces deux enve- 

 loppes étant rempli d'eau, de manière à maintenir une tem- 

 pérature bien constante tout autour de l'appareil. La caisse 

 à double paroi est en outre protégée contre le rayonnement 

 direct de l'appareil à réchaulfement par un écran en bois. 



