:2I4 PllOTOMÈTIŒ ASTRONOMIQUIC 



viennent d'être énumérées l'une des plus simples, et nous 

 avons construit sur ce type, il y a quatre ans', un pho- 

 tomètre qui a bien répondu à notre attente et que nous 

 allons décrire. 



Gel instrument était destiné à mesurer l'éclat de com- 

 posantes d'étoiles doubles et la lumière des nébuleuses. Il 

 devait donc avoir pour base un télescope dont l'ouverture 

 ne fût pas trop petite. Nous avons choisi un réfracteur de 

 4 ^ pouces (121 2- millimètres) d'ouverture, de Merz de 

 Munich; cet instrument dédouble bien yj de la Couronne 

 et permet d'apercevoir facilement le compagnon de Véga, 

 et dans des circonstances atmosphériques favorables, ce- 

 lui d'Antarès. Le système photométrique adopté est celui 

 du photomètre visuel par exlinclion. L'affaiblissement d(.' 

 lumière s'obtient par réflexion sur un ou plusieurs mi- 

 roirs (type 3°), situés entre l'objectif et l'oculaire, et par 

 un diaphragme à ouverture variable placé devant l'objec- 

 tif (type 8°). 



Diaphragme. Le diaphragme variable ollrait tiuelques 

 difficultés au point de vue de la construction mécanique. 

 Nous l'avons composé de 16 lames rectangulaires minces, 

 pouvant glisser chacune dans le sens de sa longueur et 

 dans la direction d'un rayon aboutissant au centre de l'ob- 

 jectif. Il suffit que toutes ces lames marchent ensemble 

 uniformément pour (jue leurs petits côtés intérieurs for- 

 ment toujours un polygone régulier, dont le diamètre 

 (celui du cercle inscrit) peut varier de au diamètre de 

 l'objectif, et dont le centre demeure sur l'axe optique 

 principal du télescope. Ce polygone forme l'ouverture 

 objective réelle. Pour assuier le mouvement coordonné 



' Les premières mesures prises avec notie pliolomèlre ilatenl du 

 mois de sepleml)re 18G8. 



