ET CONSlDlinATIONS SI U LA IMKrroMKTIUK. 2^1 



peut s'inleiposcr à lô degrés fiilrc I(î prcmici' miroir li 

 la place li-ansversale de l'oculaire; il jelU; alors le pinceau 

 central, après deux rcllexions successives, dans une di- 

 rection parallèle à l'axe princi[)al du l('lesco|)i', direction 

 suivant huiuelle on doit mettre, dans i-e cas, l'axe de l'o- 

 culaire. Il est évident (pie le second miroir sera ùté pour 

 observer avec le premier seul. (Voyez PI. 1, fig. 3, A et B.; 



Le transport de l'oculaire dans trois situations difl'é- 

 rentes cause une perle de temps ipie l'on éviteiait au 

 moyen de trois oculaires égaux, laissés en place. I^ois- 

 (jn'on emploie un seul oculaire, il ne faut pas fpie la mise 

 au point soit changée par le déplacement de celui-ci. 



Le système des miroirs doit être d'un accès facile pour 

 el nettoyage. 



L'oculaire que nous employons habituellement donne 

 un grossissement de 95 fois, avec un champ do 18'. 



IV. Théorie du photomètre à diaphragme variable et à 



miroirs. 



L'éclat d'une étoile, vue à travers l'instrument, est pro- 

 portionnel à l'aire de l'ouverture objective et au coeffi- 

 cient total de transmission. Ainsi, l'on peut écrire 

 E^mA. (J; m étant un coefficient relatif au choix de 

 l'unité d'éclat, A la surface ouverte de l'objectif, et O le 

 coefficient de transmission de l'instrument. 



D'ailleurs A = J - D" ; D étant le diamètre actuel de 

 l'ouverture objective. 



Le coefficient O se compose de deux parties : l" du 

 coefficient constant de transmission C, relatif à tous les 

 verres du télescope; !2° du coefficient variable de trans- 

 mission dû aux miroirs d'extinction interposés. Dans notre 



