2 'Mi PHOTOMÈTRE ASTROXOMIQUK, KTC. 



métrie (|ui IVit pour notre épO(iue réquivalent du traité 

 de Bouguor', et qui n'existe pas aujourd'hui, du moins 

 en langue française. D'autre part, la pholométrie astrond- 

 niique mériterait, par son importance, d'être cultivée 

 dans quelques observatoires spéciaux, où l'on réunirait 

 tous les appareils dont la comparaison est désirable dans 

 l'état actuel de la science. Le sujet est aussi de ceux (jiii 

 appellent l'association. 



Quant aux observations (jue nous avons laites depuis 

 quelques années, à l'aide du photomètre à ouverture va- 

 riable et à miroirs,^ elles doivent être complétées pour 

 mériter une place dans les archives de la science. 



Explication des firjures. 



Kig. I. I.e liiapliragaie variul)le, à (Joiiii oiiveil, vu du lùlr cxiéiiciir. 



Fig. 2. Appareil desliné à oiircgislror les observalions : (/.r/, les dis- 

 ques de porcelaine ; — /, guide poui le crayon ; — /, index des 

 divisions de la roue :-, marquant l'ouveitiire du diapiuagnie ; 

 — k, i)0»lon à l'aide duquel on lait varier ronverlure du di;i- 

 plu'agme. 



La figure ne montre pas la line denture (|ue porte la circon- 

 férence de la roue z, non plus que le pignon monté sur 

 l'axe r/', qui engrène avec cette roue. 



Fig. 3. Système des miroirs d'absorption : A, vu de face; — B, vu de 

 côté ; — w.m, miioirs; — «.«, boîtes rectangulaires dans les- 

 (juelles viennent se loger les miroirs lorsqu'ils sont ôtés; — 

 0.0, boutons à l'aide desquels on md et ùte les miroirs ; — /, 

 exirénn'té du tube porte-oculaire du téles-cope; — 1, situation 

 de l'oculaire pour miioir employé; — 2, idem, pour in mi- 

 loir; -■ 3, iden), |)Oim' deux miroirs. 



' Honguer, Traité d'opliquc sur lu ifraduliun de la lumière, publié 

 par l.acaille; I vol. in-A", I7G0. 



