24 CALORIMÉTKIE DKS SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 



Les lames (bb) empêchent les gouttes d'eau projetées contre le 

 couvercle de rejaillir latëralemeut et de sortir lorsque les cou- 

 vercles ne sont pas encore tout à fait fermés. Le tout est cons- 

 truit le plus légèrement possible. Cette masse n'étant pas en 

 contact direct avec l'eau n'aura pas nécessairement la même 

 température qu'elle. La masse des couvercles est assez petite 

 pour que cette cause d'erreur soit sans influence. Ce dispo- 

 sitif a toujours bien fonctionné et ne nous a jamais créé d'en- 

 nuis. 



b) Echange de calories avec l'extérieur. — Trois phénomènes 

 se superposent : 1° le rayonnement, 2" la convection et la con- 

 duction, 3" la vaporisation. 



1" Le rayonnement est des trois celui qui est le mieux connu. 

 Il est proportionnel à la différence de température et dépend 

 de la nature de la surface. Il sera donc avantageux de n'avoir 

 qu'une sorte de surface métallique (du cuivre nickelé, par 

 exemple), et de diminuer la surface de l'eau qui ne peut évidem- 

 ment être complètement évitée. La solution adoptée se voit 

 dans la fig. 9. Toutes les parties métalliques sont en contact 

 direct avec l'eau ; elles suivent ainsi immédiatement les varia- 

 tions thermiques du calorimètre. 



Nous ferons remarquer en passant que d'après des mesures 

 tout à fait grossières faites auparavant avec un calorimètre 

 classique, la surface de l'eau recouverte par un couvercle de 

 l)ois jouait un rôle plus grand que les autres parties du calori- 

 mètre dans l'échange de calories de l'eau avec le milieu 

 ambiant, ceci du moins à surfaces égales. 



2° Nous n'avons pas apporté de moditication à la convection 

 ni à la conduction. Elles ne pourraient guère être diminuées 

 qu'au moyen de l'isolement par le vide. 



3" La vaporisation a été réduite en même temps que le rayon- 

 nement de l'eau par le fait que nous avons diminué la surface 

 libre de l'eau. 



Quant à la vapeur qui se dégage au contact du corps chaud 

 au moment où il tombe, elle se condense à nouveau sur les 

 parois froides du couvercle. Il n'y a donc pas de perte de 

 chaleur à l'extérieur et par conséquent pas de correction à. 

 faire. 



