26 CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAUXÉTIQUES 



III. L'enveloppe 



A. Calorimètre simple avec échange de chaleur entre l'eau 

 extérieure et intérieure. 



Par ce sous-titre, nous voulons dire qu'il va être questiou 

 dans ce chapitre de l'enveloppe thermique du calorimètre telle 

 que nous l'avons utilisée pour nos premières mesures, où le but 

 poursuivi était de connaître exactement les calories échangées 

 et non pas de chercher à rendre cette quantité de chaleur aussi 

 petite que possible. Nous parlons de l'échange de calories entre 

 l'eau du calorimètre proprement dit et l'espace ambiant. Nous 

 avons adopté le dispositif de la lig. 10. 



Pour pouvoir faire la correction de la convection il faut con- 

 naître à chaque instant la température de l'enveloppe du calo- 

 rimètre. Le plus simple sera donc de maintenir cette tempéra- 

 ture constante pendant toute la durée de l'expérience. La 

 température de la salle variant forcément, nous avons enve- 

 loppé le calorimètre de toutes parts d'une couche d'eau. Une 

 forte agitation (A) assure l'uniformité de la température dans 

 tout l'espace. La constance par rapport au temps est assurée 

 par une conduite de frigories (F). Les influences qui produisent 

 des variations de la température de l'enveloppe sont : 



1" L'agitation, 2" l'échange de calories avec le calorimètre 

 proprement dit, 3'' la ditférence de température avec la salle. 



1» L'agitation fournit une quantité de calories proportionnelle 

 au temps pendant toute la durée de l'expérience. Or, la con- 

 duite de frigories est une barre de cuivre (F) en forme de U 

 plongeant d'un côté dans de la glace fondante (G) de l'autre 

 dans l'eau de l'enveloppe ; on voit qu'il est facile de compenser 

 l'eft'et de l'agitation. 



2° Le calorimètre proprement dit passe par trois périodes 

 successives: aj Pendant la première, avant l'introduction du 

 corps, la température est quasi constante, h) La deuxième 

 période est celle pendant laquelle le corps cède ses calories 

 à l'eau du calorimètre, la température de l'eau augmente 



