CALOUIMKTRIE DES SUBSTANCES FERU0-MAGNETIQUE8 



29 



Ce couvercle est mû [)ar un soleiioi(de(E). Il isoles! bien qu'il 

 est impossible de constater unedirtérence entre la marche de la 

 température du calorimètre lorsque le four est chaud ou froid. 



Faisons remarquer en passant le contact (d). Il faut que 

 le corps dont on détermine la chaleur spécifique tombe à l'inté- 

 rieur du calorimètre lorsque le couvercle est ouvert. Ce corps, 

 comme nous le verrons plus loin, est suspendu par un til de 

 platine que l'on brûle par un courant électrique pour provoquer 

 la chute. Le circuit de ce courant est interrompu eu (d), la tige 

 (g) ferme ce contact lorsque le couvercle est ouvert. 



d 



^ I ^ \ 



a 



vmh. 





-,yX;dyp'yuj/iil«l'i;ùiàlim!MÎÎ. 



F 



Fig. II. — Couvercle à glissière placé entre le four électrique 

 et le calorimètre. 



a = plaque de cuivre épaisBe ; 



6 =: bâti en bois ; 



c = plaque d'amiante ; 



à -=. contact qui se ferme par la tige g lorsque le couveri.'le est ouvert ; 



E = solénoide ; 



g tige de fer attirée par le solénoïde. 



B. Calorimètre adiahatique. 



Le dispositif précédent a été employé pour les mesures faites 

 sur le nickel et la magnétite, l'oxydation de ces substances 

 étant suffisamment faible pour que l'on puisse se passer 

 d'enveloppes protectrices ; deux minutes suffisent pour que le 

 corps ait cédé la chaleur à l'eau du calorimètre, i^our une 

 période aussi courte, la correction à apporter est petite et les 

 méthodes usuelles sont suffisantes. Pour les recherches calori- 

 métriques faites sur le fer, on a jugé nécessaire d'entourer la 

 substance d'un manteau d'or fermant hermétiquement et, en 

 outre, de séparer l'or du fer par une couche de kaolin. 

 L'échange thermique est par ce fait devenu mauvais. Il a fallu 

 remédier à cet inconvénient en perfectionnant le calorimètre. 



Pour supprimer la convection, il faut que la température de 



