30 CALORIMÉTRIK DES SUBSTANCES l'ERRO-MAGNÉTIQUES 



l'enveloppe suive celle du calorimètre proprement dit. Considé- 

 rons successivement les méthodes qui se présentent tout natu- 

 rellement à l'esprit : 



Nous mesurons la température du calorimètre au moyen du 

 tambour décrit à la fig. 4, page 391, t. XLII. C'est donc 

 du mouvement de ce tambour que nous nous servirons pour com- 

 manderl'élévation de température de l'enveloppe. On pourrait: 



a) chauffer au moyen d'un courant électrique. 



L'énergie fournie par unité de temps devrait être propor- 

 tionnelle à la vitesse du curseur et non à sa position. Un 

 dispositif de ce genre serait évidemment compliqué à réaliser. 



h) introduire un liquide, provoquant réchauffement. La 

 quantité à introduire sera proportionnelle au déplacement du 

 curseur. C'est cette seconde méthode que nous avons employée. 

 Comme liquide nous avons choisi de l'eau bouillante. On aurait 

 aussi pu se servir d'une réaction chimique (acide-base). 



Pour avoir de l'eau à température constante, nous la chauf- 

 fons au bain-raarie. La température de cette eau varie donc 

 avec la pression barométrique. Ceci est évidemment un incon- 

 vénient, mais auquel il est facile de porter remède : un léger 

 déplacement de la vis A, fig. 12, modifie l'amplitude du mouve- 

 ment. Cette correction s'est montrée superflue. 



Le dispositif adopté est le suivant : un cylindre légèrement 

 conique (C) plonge dans un récipient cynlindrique (R) conte- 

 nant de l'eau chaude. En plongeant il fait déborder l'eau qui 

 se déverse par une conduite (T) dans l'enveloppe d'eau (E,i) du 

 calorimètre. L'élévation de température de l'enveloppe doit 

 être proportionnelle au nombre de tours du tambour ; la diffé- 

 rence de température entre la source chaude et l'enveloppe 

 diminue au fur et îi mesure que la tempéi-ature de cette dernière 

 s'élève. 11 faudra donc que vers la fin de la course, une plus 

 grande quantité d'eau soit expulsée pour un même chemin 

 parcouru ; c'est la raison de la conicité du plongeur. Comme il 

 n'est pas possible de demander un grand effort au tambour de 

 lecture, il a été nécessaire d'équilibrer le plongeur. 



Il fallait donc avoir recours à un système dont la force 

 diminue quand le déplacement augmente. Un levier (L) disposé 

 suivant la fig. 12 remplit cette condition en produisant un efiort 



