36 CALORIMKTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 



dispositif adopté. Il a en outre l'avantage de rendre la mesure 

 iudépeiidaiite des courants d'air et du rayonnement direct du 

 four sur le couple. 



Afin d'introduire le couple avec facilita dans l'orifice du 

 corps, nous avons utilisé un porte-couple en quartz (fig. 15). 

 La partie inférieure est formée d'une lame mince ayant presque 

 la même largeur que le trou dans lequel on l'introduit. Les fils 

 du couple longent les faces de la lame ; afin d'éviter qu'ils ne 

 s'en écartent nous avons ménagé des trous dans le quartz par 

 lesquels nous avons fait passer les fils. Pour nous assurer que 

 la soudure placée à l'extrémité de la lame de quartz avait bien 

 la température du corps, nous avons, pendant une mesure de 

 contrôle, soulevé légèrement le couple de façon à ce que le 

 contact métallique soit supprimé. Le potentiomètre indiquait 

 dans les deux positions exactement la même température. 



Un potentiomètre des Land und See Kabelwerke permettait 

 d'estimer (au moyen d'un galvanomètre à corde à électro- 

 aimant) le dix-millième de millivolt. Avec le couple platine- 

 platine rhodié lu microvolts correspondent en moyenne à V, 

 nous pouvons donc encore mesurer le centième de degré. 



Eu s'en tenant aux dixièmes de degrés cela correspond aux 

 températures supérieures à 500° à une précision de 2 dix- 

 millièmes. 



Pour vérifier l'état du potentiomètre nous avons mesuré des 

 forces électromotrices constantes avec des positions difièi-entes 

 des touches. Nous n'avons pas trouvé de variations appréciables. 

 11 peut arriver que les contacts des touches se salissent, ce qui 

 rend les lectures difficiles et incertaines. Dans ce cas, il suffit 

 de frotter les contacts avec un chiffon imbibé de pétrole. 



La deuxième soudure du couple baigne dans de l'huile pour 

 le couple argent-constantan, dans du mercure pour le platine- 

 platine rhodié. L'huile et le mercure étaient entourés de glace 

 fondante. La température du mercure a été contrôlée à deux 

 reprises et s'est toujours trouvée être exactement égale à 

 degré. 



c) Rayonnement. — Le four devant être placé au dessus du 

 calorimètre pendant la mesure, il fallait diminuer autant que 

 possible son rayonnement vers le bas. Ceci a été obtenu au 



