38 CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 



moyeu d'uue circulation d'eau qui maintient froide sa partie 

 inférieure (fig. 13). 



d) Suspension du corps. — Le corps dans le four est suspendu 

 à une tige de nichrome par un fil de platine. Pour introduire le 

 corps dans le calorimètre, on brûle ce fil au moyen d'un courant 

 électrique. Eu général, le fil tombe avec le corps dans le calori- 

 mètre. 11 faut donc que sa masse soit suffisamment petite pour 

 que l'élévation de température produite par lui soit négligeable. 



La fig. 16 montre les dispositifs adoptés pour l'amenée du 

 courant : 



Dispositif a). Un des pôles est relié à la tige de nichrome, 

 l'autre à un anneau de platine (A) reposant sur la partie supé- 

 rieure du corps (C). Nous avons abandonné ce système vu la 

 difficulté d'ordre purement constructif de faire tenir cet 

 anneau en place pendant l'absence du corps, tout en lui 

 laissant l'élasticité voulue pour assurer un bon contact avec 

 la surface du corps lorsque ce dernier est dans le four. 



Dispositif h). Un des pôles est relié à la tige de nichrome 

 l'autre à une tige de platine fixe (a). La tige de suspension est 

 tenue par un ressort i^s\ Cette fixation élastique maintient le 

 contact en ^A). malgré les dilatations thermiques. 



Nous avons décrit à la page 29 le dispositif adopté pour 

 fermer automatiquement ce circuit amenant le courant au 

 fil de suspension au moment oii le couvercle à glissière est 

 ouvert à fond de course. Pendant les mesures faites au couple 

 thermo-électrique, nous interrompons ])ipolairenient le circuit 

 du fil de suspension et mettons le corps à la terre pour éviter 

 toute cause d'erreur dans les mesures faites avec le couple 

 thermo-électrique. Il est en eflét nécessaire de mettre un point 

 et un seul du circuit du couple à la terre pour parer aux tensions 

 parasites qui tendent à fausser les lectures par des charges 

 statiques dans le galvanomètre à corde. Le point le plus difficile 

 à isoler était précisément le corps ; comme le couple est en 

 contact direct avec ce dernier, il était tout naturel de choisir 

 ce point-là comme point unique de mise à la terre du circuit du 

 couple thermo-électrique. Pour i)rocéder au montage du calori- 

 mètre sans être gêné par le four, nous avons placé ce dernier 

 sur une planche tournant sur un pivot fixé au mur. 



