124 CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 



Les points trouvés placent sur une droite avec une exactitude 

 dépassant 0,5 pour mille. C'est précisément l'exactitude que 

 nous sommes en droit d'attendre de notre appareil. 



La valeur absolue de nos mesures n'a qu'un intérêt relatif. 

 Nous nous sommes servi pour ces mesures d'un bloc d'argent 

 obtenu par la fusion dun certain nombre de fragments indiqués 

 comme étant purs, mais de la pureté desquels nous n'avions 

 aucune garantie. 



o.osoq- 



005901- 



OO580 



QO570 



300 



^. 



A, 



./ 



■r" 



400 



500 



600 



Fig. 28. — Chaleur spociliqiie moyenne de l'argent. 



AbcissOB : Températures en degrés centigrades. 

 Ordoiiuées : Chaleurs spécifiques moyenues. 



Le but de ces quelques mesures était uniquement de prouver 

 que les irrégularités obtenues dans l'étude des corps ferro- 

 magnétiques ne provenaient en aucune façon du calorimètre 

 lui-même, mais consistaient réellement dans les changements 

 inhérents à la matière. 



Le fait que les valeurs que nous avons trouvées sont très 

 voisines de celles publiées dans les tables de constantes prouve 

 seulement que le bloc d'argent que nous avons mesuré ne 

 devait contenir que peu d'impuretés. Ces mesures sont réunies 

 dans le tableau IX. 



