DECHARGE DISUUPTIVE DAN8 LES GAZ COMPRIMES 

 Manomètre II 



145 



grillage métallique, permettaient de faire les lectures tout en 

 garantissant l'observateur contre les dangers résultant de la 

 rupture éventuelle des tubes. 



C. Mectromètre (fi g. 3, pi. IV) 



L'appareil utilisé pour la mesure du potentiel explosif doit 

 satisfaire à des exigences multiples : 



l" Il doit présenter un isolement suffisant pour mesurer avec 

 précision des potentiels très élevés ; 2" le moment d'inertie de 

 la pièce mobile doit être assez petit, et l'amortissement suf- 

 fisant pour que l'électromètre puisse suivre sans retard appré- 

 ciable la variation de la ditîérence de potentiel entre les deux 

 électrodes. 



L'électromètre sous pression qui a été imaginé par M. C. E.. 

 Guye et étudié en collaboration avec M. A. Tcherniawski (') 

 remplit suffisamment bien toutes ces conditions. Son emploi 

 est donc indiqué pour ce genre de recherches. 



Cet électromètre est basé sur la répulsion qu'exercent l'un 

 sur l'autre deux plans électrisés, portés au même potentiel. 

 L'un de ces plans est fixe, l'autre est mobile et suspendu à un 

 axe qui passe par son centre de gravité. 



') Pour plus de détails sur le montage de ce genre d'électromètre. 

 voir: Arch. des Se. Phys. et Nat. 19. 



