DKCHARGE DISKUPTIVE DANS LES GAZ COMPRIMER 



147 



Cet électroniètre est lo^é à rintérieurd'uii cylindre résistant 

 étancbe, muni d'une fenêtre formée par une vitre épaisse. Il s'y 

 trouve fixé et isolé de la même façon que l'électrode supérieure 

 de la chambre h décharge. 



Les lectures de la déviation de l'aiguille ont été faites d'après 

 la méthode de Poggendortî", au moyen d'une lunette disposée à 

 côté d'une échelle verticale placée à une distance d'environ deux 

 mètres du miroir de l'électroraètre. 



Nous avons chargé l'aiguille de l'instrument avec des poids 

 en or de forme telle et disposés de façon que le système mobile 

 conservât le même centre de gravité quelque fut le poids intro- 

 duit, condition exigée par la théorie. Les poids utilisés étaient 

 de 1, de 4 et de 16 grammes. 



La table suivante indique les résultats de la graduation faite 

 par comparaison avec un électromètre de Bichat et Blondlot, 

 l'aiguille étant chargée avec le poids de 4 grammes : 



La pression dans l'électi-omètre était d'environ 6 atmosphè- 

 res ; elle était réglée par la bonbonne B„ et le manomètre mé- 

 tallique. 



1\'. — Mode opératoire 



a) Réglage et mesure de la distance des électrodes 



L"ne des opérations les plus importantes que nous avions à 

 eftectuer était la mesure de la distance des électrodes. Pour que 

 les résultats obtenus avec des distances différentes soient compa- 

 rables il est indispensable avant tout de. s'assurer que les por- 

 tions planes des électrodes sont parallèles, de plus il s'agit 



