DKCHAUGE DISRUl'TIVE DANS LES (JAZ COMPRIMES 149 



La mesure de la distance des électrodes se faisait au moyeu 

 d'un cathétouiètre permettant d'atteindre une précision de 

 0,02 mm, 



b) Marche d'une expérience 



L'écartement des électrodes étant réglé et mesuré, on fer- 

 mait hermétiquement l'appareil à décharge, puis on faisait 

 entrer dans la bonbonne-réservoir du gaz comprimé sous une 

 pression de 5 à 6 atmosphères, contrôlée au moyen du mano- 

 mètre métallique. Ensuite, le robinet R (tig. 1, pi. IL) qui pré- 

 serve les manomètres à azote étant fermé, on laissait échapper le 

 gaz comprimé de la chambre à déchai-ge et on y faisait le vide 

 au moyen d'une machine pneumatique, puis en interceptant la 

 communication avec celle-ci on ouvrait le robinet de la canali- 

 sation reliant la chambre à décharge aux manomètres à azote. 

 Ceci fait, on établissait à l'intérieur de l'appareil la pression 

 voulue en manœuvrant convenablement les robinets des deux 

 bonbonnes B^ et B,. 



Après avoir mis en fonction le moteur qui actionnait la 

 machine électrique, on en réglait la vitesse de façon à produire 

 un débit plus ou moins élevé. Le potentiel de charge des con- 

 densateurs pouvait en outre être réglé à volonté en modifiant 

 la distance des balais du micromètre à effluves. 



En faisant croître progressivement le potentiel, on arrivait 

 à produire la décharge. A ce moment, l'aiguille de l'électro- 

 mètre, dont on suivait à la lunette le déplacement progressif 

 et lent, descendait brusquement. 



La pression était mesurée avant et après chaque décharge. 



Pour une distance donnée, on a fait toujours deux séries 

 d'observations, une fois en étudiant la décharge à des pressions 

 de plus en plus élevées et ensuite en descendant l'échelle des 

 pressions. 



Pour chaque distance explosive on a fait dix groupes d'expé- 

 riences de sorte que chaque point marqué sur la courbe qui 

 résume l'ensemble des résultats est la moyenne de vingt me- 

 sures. 



