206 CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERRO-MAGNÉTIQUES 



Vérifications finales 



Nous avons vérifié à nouveau les étalonnements divers faits 

 au commencement de ce travail pour nous assurer que tout 

 était encore dans le même état qu'à l'origine. 



A. Com'paraison du couple iliermo-éledrique 

 avec un couple étalon. 



Au commencement de ce travail nous avons étalonné le 

 couple platine-platine rhodié avec un couple de même espèce 

 vérifié par la Reichanstalt. L'un des couples était passé dans 

 l'autre de telle façon que les deux soudures soient au contact. 

 Elles étaient placées à l'intérieur d'un four hoi-izontai d'Heraeus, 

 les couples étant suspendus de telle sorte qu'ils ne touchaient 

 le four en aucun endroit. Comme les fils étaient de diamètres 

 différents, nous avons déplacé le four dans le sens de son axe 

 jusqu'à ce que nous nous soyons assurés que les couples se trou- 

 vaient dans la région où un léger déplacement axial n'infîuence 

 plus la température. Nous avons obtenu poui* notre couple une 

 force électro motrice régulièrement pins élevée que celle du 

 couple étalon (à 900 degrés de 2 " oo)- 



Nous avons répété cet étalonnement une fois nos mesures 

 terminées et avons retrouvé le couple exactement dans le même 

 état. La méthode que nous avons employée pour cette dernière 

 mesure était légèrement dittérente; nous avons utilisé le porte- 

 couple (comme pour les mesures proprement dites), en l'intro- 

 duisant dans un bloc d'argent placé au milieu du four horizontal 

 d'Heraeus ; le couple étalon était placé symétriquement dans le 

 même bloc. Ce dispositif avait deux avantages : 1° de ne pas 

 obliger à démontrer le couple ; 2° de le placer exactement dans 

 les conditions même de l'expérience. 



B. Point de fusion de l'or. 



L'étalonnement par comparaison a l'inconvénient de ne 

 point faire ressortir les erreurs du potentiomètre employé. 

 Nous avons vérifié un point de notre courbe d'étalonnement en 



