DÉMONSTl'.AÏION 



d'un 



COLORIMÈTRE DE PRÉCISION 



PAR 



A. I.. BEKNOn.M (Rftle). 



Communication faite à la réunion de la Société Suisse de Chimie 

 à Berthoud, le 3 mars 1917. 



Le principe de la construction du nouveau colorimètre de 

 précision est iu(li(|uû par l'examen de la Fig. ci-dessous. La 

 lumière d'une lampe à incandescence, en verre dépoli, d'en- 

 viron 50 bougies, est rendue à peu près parallèle par la 

 lentille B. La moitié supérieure de ce faisceau lumineux tra- 

 verse, dans la cuvette C, la solution de contrôle de concen- 

 tration connue, pour éclairer ensuite le champ périphérique 

 d'un prisme photométrique D, disposé suivant le principe de 

 Lummer-Brodhun. La partie inférieure du faisceau lumineux 

 parallèle traverse les deux prismes à réflexion P et P' pour ar- 

 river par dessous sur le plan de séparation du prisme D. Cette 

 partie médiane du prisme qui, au contraire de sa périphérie 

 qui est transparente, est à réflexion totale, dirige la lumière 

 parallèlement à l'autre faisceau vers l'oculaire 0. Si le réglage 

 de celui-ci est tel que l'observateur voie nettement la ligne de 

 séparation qui sera en forme de cercle, il est évident que la pé- 

 riphérie du champ visuel ne sera éclairée que par de la lumière 

 provenant de C, alors que son centre ne le sera que par celle 



