DEMONSTRATION D UN COLORIMETRK DE PRECISION 



385 



provenant de P'. On plonge les deux prismes dans un récipient 

 quelconque qui contient la solution dont la concentration est à 

 déterminer. 



Ce dernier dispositif distingue le nouveau colorimètre de 

 tous les autres appareils analogues que je connaisse. Nous rem- 

 plaçons les cylindres de verre à bases plan-parallèles et à mon- 

 tures à vis qui sont relativement coûteux et souvent peu avan- 

 tageux par des cuves à cristallisation, ou autres récipients 

 quelconques. Comme on évite de cette façon le nettoyage assez 

 long du cylindre, on peut exécuter de nombreuses détermina- 

 tions les unes après les autres avec n'importe quel vase. 11 est 

 possible, de plus, de suivre le processus d'une réaction quel- 

 conque pour laquelle un composant colorant se forme et dispa- 

 raît. Si l'on emploie des vases de profondeur suffisante, la 

 formation d'un p^ecipi/e n'empêche même pas l'emploi du 

 colorimètre. Notre appareil, par exemple, permet lorsqu'on 

 précipite du plomb en solution aqueuse avec un excédent de bi- 

 chromate, d'en déterminer immédiatement par voie colorimé- 

 trique la quantité employée. On peut, de même, exécuter des 

 mesures à des températures élevées. 



Cette application et d'autres de notre appareil à l'analj'se 

 quantitative, permettent une grande exactitude de lecture 

 dans les mesures. La distance du prisme mobile P au prisme 

 fixe P' est déterminée à ^ ^ de mm. près au moyen d'un ver- 

 nier et d'une loupe fixés près de l'oculaire. Le zéro de l'appa- 

 reil, soit la distance do qu'on note pour un éclairage égal du 

 champ visuel, lorsque la concentration de la cuvette C est la mê- 

 me que celle du vase inférieur peut être déterminée une fois 



