DKMONSTRATION d'uN COLORIMÈTRE DE PRÉCISION 387 



avons t'mplDyé environ 5U cnr' de solution qui contenait va\ 

 cliirtVes ronds 0,5 gr. de substance. L'écart est |)ar conséquent 

 sûrement plus faible que 0,0007 gr., c'est-à-dire que la faute 

 possible, faite lorsque l'on dilue la solution avec une burette, 

 sera d'environ 6X0,1 cm. = 0,6 cm., correspondant à 0,OOIOgr. 

 de substance et est certainement plus grande que l'erreur de 

 mesure qui pouri-ait se produire lors de l'observation optique, 

 si la proportionnalité entre l'absorption et l'épaisseur de la 

 couche n'est plus tout à fait rigoureuse. 



Il est nécessaire, pour compléter, de dire que l'appareil qui a 

 fait l'objet de la communication faite à Berthoud, et avec lequel 

 les différentes mesures mentionnées ici ont été exécutées, dif- 

 fère en un point assez important de l'appareil définitif tel qu'il 

 est figuré à la planche. Chacun des prismes P et P' y présente 

 deux surfaces de verre réfléchissantes qui font avec le rayon 

 réfléchi un angle de 22 ■/2°. Cette disposition est nécessaire 

 parce que les indices de réflexion du verre et de l'eau ou de 

 l'alcool ont des valeurs si proches les unes des autres qu'il est 

 impossible d'obtenir la réflexion totale, comme c'est le cas 

 pour le verre par rapport à l'air, pour un angle de réflexion 

 beaucoup plus grand, de 45°. Notre premier modèle ne présen- 

 tait que des faces du prisme de 45°, argentées extérieurement, 

 par une couche de vernis laque, ce qui fait que ce modèle, con- 

 trairement à celui figuré à la planche, ne peut pas être em- 

 ployé pour des solutions fortement acides. 



Il est évident qu'on pourrait obtenir la réflexion totale cher- 

 chée en fixant une bulle d'air contre les faces des deux prismes 

 inclinées à 45°, en y collant une lame de verre à base d'anneau. 

 Cependant le dispositif figuré à la planche, quoique plus coû- 

 teux, mais avec chaque fois deux surfaces à réflexion totale, est 

 dans tous les cas bien préférable. 



J'espère pouvoir plus tard présenter une communication sui- 

 des applications spéciales de ce colorimètre. Je voudrais seule- 

 ment mentionner ici encore comment on peut l'employer avan- 

 tageusement lorsqu'il s'agit de déterminer la concentration de 

 solutions dont on ne possède qu'un très petit volume, pouvant 

 être réduit jusqu'à 1 cm\ On remplace alors la cuvette C em- 

 ployée ordinairement et qui contenait la solution-type par une 



