388 DÉMONSTRATION d'uN COLORIMÈTRE DE PRÉCISION 



cuvette plus petite, qui ne présente qu'une couche de 3 mm. 

 d'épaisseur et permet de travailler avec des solutions dont le 

 volume ne dépasse pas 1 cm^ Au contraire de ce qui avait été 

 décrit auparavant, on amène alors la solutiou-type dans le 

 grand vase, dans lequel les prismes sont plongés. 



Nous avons comparé de la sorte deux solutions d'ammonia- 

 que à l'oxyde de cuivre à Vioo ^^ Vuo '^^ la normale. La pre- 

 mière contenait par conséquent 0,63 milligrammes de cuivre 

 que notre méthode permit de déterminer à une approximation 

 de moins de \/„o '" de milligramme. Peut-être ce résultat inté- 

 resse-t-il les chimistes qui ont à examiner des vins rendus 

 impurs par une application trop tardive des traitements contre 

 les maladies cryptogamiques. 



Laboratoire physico-chimique de l'Université de Bâle. 



