456 NOUVELLES RECHERCHES 



Les mesures des dilatations ont été faites au comparateur, sur 

 une longueur de un mètre. Pour les barres, l'étalon de compa- 

 raison était une règle en platine iridié; pour les fils, une tige 

 d'invar, de dilatabilité extrêmement faible. 



L'emploi d'un étalon de comparaison en invar présentait, 

 pour les fils, un avantage très sérieux. En effet, ceux-ci étaient, 

 l)0ur leur mesure, soumis à une tension de lOkg-force obtenue, 

 dans mes premières expériences, au moyen d'un appareil à res- 

 sort, ultérieurement, à l'aide d'un tenseur à levier. 



Une barre d'invar, à la face supérieure de laquelle on a pra- 

 tiqué une rainure longitudinale, est munie, à ses extrémités, de 

 deux armatures, dont l'une sert de butoir, tandis que l'autre 

 soutient l'axe du levier coudé assurant la tension du til. Les 

 extrémités de celui-ci sont munies d'écrous qui appuient sur 

 l'armature et sur le petit bras du levier. Les tracés sont pra- 

 tiqués sur des pastilles d'invar, serrées par des vis sur le fil, qui 

 les traverse. 



La barre ainsi équipée est placée dans l'auge du comparateur 

 à dilatation, parallèlement à la règle étalon. Le fonctionnement 

 du levier est très fidèle et presque exactement réversible, pour 

 autant que l'appareil n'est pas soumis à des secousses. L'expé- 

 lience une fois montée, tout doit donc rester en place, pendant 

 la série des températures, ou ascendantes, ou descendantes. Il 

 est avantageux de parcourir le cycle dans une même journée; il 

 est donc inqjossible de consacrer, au réglage de chaque tempé- 

 rature, le temps nécessaire pour obtenir la stabilité générale- 

 ment exigée pour les bonnes mesures de dilatation, et il faut, 

 le plus souvent, se contenter de températures dont la marche 

 est encore sensible. Mais, grâce au fait que le fil, de très faible 



