suit LA DILArABlMTK DIO l/iNVAK 471 



Résultats. 



0,07.10- 



0,07.10-« 



Les raoyeiines ont été faites séparément sur les valeurs cor- 

 respondant aux fils des cinq couches intérieures et des cinq 

 couches extérieures, afin d'examiner la possibilité d'une hété- 

 rogénéité d'étuvage, nettement contredite par l'identité des 

 résultats moyens. 



Les écarts individuels excèdent certainement les erreurs pos- 

 sibles des mesures, qui mettent ainsi en évidence une très faible 

 hétérogénéité de dilatation ; cependant, les différences sont si 

 petites que, si l'on adopte la valeur moyenne, l'erreur maximum 

 restera sensiblement inférieure au millionième pour une varia- 

 tion de la température de 10 degrés en plus ou en moins de la 

 températui-e de définition. L'écart probable des dilatabilités 

 n'est que de zh 0,02 . 10 -" ; l'erreur probable pour une variation 

 de 10 degrés dans la température est, par conséquent, de 2 dix- 

 millionièmes seulement. 



En résumé, malgré les causes multiples qui agissent sur la 

 dilatabilité de l'invar, on est parvenu, par des opérations bien 

 conduites, à une homogénéité permettant, même pour des 

 mesures très précises, d'admettre l'identité entre l'échantillon 

 que l'on étudie et celui que l'on utilisera. 



Cette conclusion est fort importante pour l'usage qui est fait 

 de l'invar, soit dans la constitution du matériel de mesure des 



