488 NOTE SUR I-'aPPLICATION Dr SPECTROSCOPE 



quent en spectroscopie et a été étudié surtout par Hartley et 

 Ramage ; mais le spectre fourni n'est en général pas assez riche 

 en raies et n'intéresse pas un assez grand nombre d'éléments 

 pour satisfaire les ])liysiciens, et surtout les astrophysiciens, 

 adonnés ;! l'étude du soleil ou des étoiles ; aussi la flamme est- 

 elle tombée en désuétude, supplantée par l'arc électrique de 

 plus en plus intense ou, pour les gaz, parles étincelles. 



Les méthodes préconisées par les savants précités, m'ont paru 

 devoir attirer l'attention des minéralogistes et des pétrogra- 

 phes. Je me suis mis à les étudier. Les premiers résultats sont 

 probants et ])arfois si singuliers, que je ne puis qu'encourager 

 les pétrographes à faire quelques recherches dans ce sens. 



Mode opératoire. — Pour ce travail, il faut un bon spectros- 

 cope et une,bonne flamme. Le spectroscope dont je me sers est 

 à deux prismes : il dédouble facilement la raie D en Dj et D„ et 

 l'écartement de ces deux raies est de une division d'échelle, 

 dispersion bien suffisante pour l'étude du spectre lumineux de 

 la flamme. 



Pour la minéralogie, on peut, pour le moment, se limiter à 

 l'étude du spectre lumineux, parce que dans cette région il se 

 trouve suffisamment de raies caractéristiques pour les éléments 

 susceptibles d'être identifiés par ce moyen. 



Mais si l'on veut rechercher des traces de Gallium, d'In- 

 dium, de Cadmium, il faudra se résoudre à équiper un spectro- 

 graphe h prisme et lentilles de quartz ; parce que les raies de 

 ces métaux ne peuvent réellement s'obtenir, dans la plupart 

 des cas, que par la photographie. En effet, en prolongeant le 

 temps de pose, les effets s'accumulent et la raie huit par appa- 

 raître. Tandis que l'œil, lui, ne peut pas additionner l'impres- 

 sion qu'il reçoit, comme le peut la plaque sensible. Pour les 

 premiers travaux mentionnés ici, je me suis contenté de l'ob- 

 servation oculaire. 



La flamme. — .Pai monté un chalumeau à gaz d'éclairage et 

 oxygène, pouvant servir aussi pour l'acétylène. 



La buse à 25 mm. de diamètre. Au centre est un jet d'oxy- 

 gène entouré d'une couronne de jets du gaz combustible, en- 

 tourée à son tour d'une couronne extérieure de jets d'oxygène. 

 L'oxygène sort d'un gazomètre à la pression de ^ à 5 centime- 



