410 



das Mikroskop und die Beleuchtungsvorrichtung horizontal aufgestellt 

 und genau centrirt sind. Diese drei Theile des Apparates sind jeder 

 für sicli beweglich und von den beiden anderen Stücken unabhängig. 

 Hierdurch unterscheidet sich der Apparat von allen anderen ähnlichen 

 Zusammenstellungen, bei denen die einzelnen Theile an einem Stativ 

 befestigt oder unmittelbar mit einander fest verschroben sind. Die 

 Vorzüge der von Prof, F ritsch getroffenen Anordnung liegen darin, 

 dass Fehler in der Centrirung leicht und schnell corrigirt werden 

 können, dass Erschütterungen, welche beim Einsetzen der Kassette, 

 beim Richten des Spiegels u. s. w. unvermeidlich sind, nur einen 

 Theil des Apparates treffen und sich nicht auf die anderen fortsetzen 

 können; dass schiefe Beleuchtung durch Drehung der Beleuchtungs- 

 vorrichtuug nach der Seite hin in der einfachsten Weise erreicht 

 wird, und dass schliesslich sowohl Mikroskop als Camera jederzeit 

 zu anderen Zwecken benutzt werden können. Insofern bin ich in- 

 dessen von dieser Einrichtung abgewichen, dass ich das Sonuenlicht 

 durch einen Heliostaten dem Apparat zuführe und damit das lästige 

 Richten des Spiegels vermeide. Im Fensterladen, vor welchem der 

 Heliostat aufgestellt ist, befindet sich ein Schieber, der vermittelst 

 einer Schnur vom Standpunkt neben der Kassette aus ohne die ge- 

 ringste Erschütterung des Mikroskops oder der Camera zur Be- 

 lichtung der empfindlichen Platte geöffnet und wieder geschlossen 

 werden kann. Der durch diese Oell'nung gehende Lichtstrahl wird 

 durch ein oder mehrere matte Gläser in zerstreutes Licht verwandelt, 

 passirt unter Umständen noch eine Cuvette mit Kupferaramoniaklösung 

 oder Kobaltgläser, und wird durch eine mit verschiedeneu Diaphragmen 

 versehene Beleuchtungslinse auf das zu photographirende Object 

 geworfen. Als Beleuchtungslinse kann man die dem Mikroskop bei- 

 gegebeue zur Beleuchtung opaker Gegenstände dienende Linse ge- 

 brauchen. Doch habe ich meistens und zwar mit sehr gutem Erfolg 

 zu diesem Zwecke ein mikroskopisches Objectivsystem (Hart na ck 's 

 Objectiv 2 oder 4), welches in die Blendenhülse unter dem Object- 

 tisch geschoben wird, benutzt. Vor dem Gebrauch habe ich jedes- 

 mal nach Entfernung der matten Gläser und Einschaltung sehr 

 dunkler Kobaltgläser das von dem Beleuchtuugsobjectivsystem ent- 

 worfene Sonnenbildchen genau auf die Mitte des Objectes und auf 

 die Ebene desselben eingestellt. Sobald dann der Sonnenstrahl durch 

 das matte Glas wieder zerstreut wird, tritt der beste Beleuchtungs- 

 effekt ein. Etwaige Störungen im Gange des Heliostaten lassen 

 sich ebenfalls leicht daran erkennen, dass nach einiger Zeit das 

 Sonneubild aus dem Mittelpunkte des Gesichtsfeldes gewichen ist; 



