PHYSIQUE, 



M. Alheut TORPAIN, 



Professeur à la Faculic des Sciences (Poitiers). 



MICROAMPÉREMÈTRE ENREGISTREUR. 



1'-' Août. 



G>i .01-J.4 



Dans le but d'enregistrer les courants bolométriques de dispositifs 

 destinés à mesurer l'énergie des décharges orageuses, nous avons combiné 

 un microampèremètre à inscription continue. Cet appareil n'utdise 

 pas l'enregistrement photographique qui présente le grand inconvénient 

 de nécessiter un développement préalable et, par suite, ne permet pas 

 de connaître la valeur de l'intensité du courant inscrit au moment même 



où elle se produit. 



Notre microampèremètre est un galvanomètre à cadre mobile. Le 

 circuit parcouru par le courant à enregistrer forme un cadre mobile dans 

 le champ magnétique d'un électro-aimant de M. Weiss {fig.i). Des pièces 

 polaires de profil spécial concentrent le champ de la partie de l'espace où 

 le cadre mobile se déplace. Un ressort antagoniste ramène le cadre à la 

 position de zéro lorsqu' aucun courant ne parcourt le pont du bolomètre. 

 Il suffît d'entretenir dans l'électro-aimant de M. Weiss un courant d'une 

 intensité de 3* pour développer un champ magnétique capable de pro- 

 duire un couple assez intense pour permettre l'inscription graphique. 

 Une plume et un cylindre d'enregistreur J. Richard réalisent cette ins- 

 cription. 



Avec un cadre mobile n'ayant que 3" de résistance on obtient un dépla- 

 cement de l'aiguille de loo mm pour lo milhampères, ce qui permet de 

 mesurer un courant de loo microampères pour un déplacement de l'ai- 

 guille de I mm. Comme on peut, avec un peu d'habitude, lire des varia- 

 tions d'inscription de \ de mm, on peut apprécier les 20 microampères. 

 Si l'on utilise un cadre mobile présentant 260"^ de résistance et compor- 

 tant dix fois plus de tours de fil, on obtient une sensibilité décuple. Un 

 déplacement de l'aiguille de 100 mm correspond alors à i milliampère. 

 La mesure de 10 microampères se fait alors, par un déplacement dfe i mm 

 et l'on peut apprécier, en lisant le 4 de mm une variation d'intensité de 

 courant de 2 microampères. 



